302 Bachmami, Die Plauktonfange mittels der Puiupe. 



Drei Schuilre lielfen (leu Metal Itricliter tragen, aber so, dass das Tuch 

 kerne Falteu wirft, suudern in glatten Wandungeii abfallt. 



Der Vorgang des Filtrierens von irgend einer Plauktouprobe ge- 

 staltet sicli nun in folgeuder Weise. Das Plankton wird, falls es sich 

 bereits auf dem Boden des Konservieruugsglases abgesetzt hat, zuerst 

 wicder mit dem Wasser vermengt uud dann in den Trichter gegossen. 

 Indem dessen Wandungen uach mit den Fingeru gestrichen wird, kauii das 

 iiberschussige Wasser rasch zum Abfliefien gebracbt uud in einern Papier- 

 filter aufgefaugen werden, so dass allfa'llige Orgauismen, welclie aucb bier 

 wie beim Apsteiuuetz das Seideutucb durchdriugeu, nicbt fur die Zah- 

 liing verloren geheu. Durch eiu Neigen des Metalltricbterchens kanu 

 aucb aus diesem das Wasser fast vollstandig ausgegossen werdeu. Mittels 

 eiuer Spritzflasche werden nun die dem Tuche aubaftenden Organisnieu in 

 den Metalltricbter abgesplilt, bis letzterer sich wieder mit ca. 4 cm 3 

 Wasser angeflillt bat, worauf letzteres in einen Messcylinder abgelasseii 

 wird. Das Wasser im Papierfilter wird in eineu Erlenmeyer abgesaugt, 

 was am besten und eiufachsten mit Hilfe des Mundes geschieht. 1st im 

 Papierfilter nur uoch ein kleiuer Ueberrest von Wasser vorhauden, so 

 wird derselbe miter gleicbzeitigem Nachspiileu mit der Spritzflasche eben- 

 falls in den geschlosseueu Metalltrichter gegossen uud von bier in deu 

 Messcylinder abgelassen, wobei abermals nachgespult wird, was diesmal 

 natiirlich bei geoffnetem Trichter geschieht. 



Mit dieser Filtratiousmethode gelingt es bei einiger Uebung biuueu 

 eiuer Viertelstunde jeglicbeu Planktonfaug auf 10 cm 3 zu konzentrieren. 



Es ist dabei allerdings nocb zu bemerken, dass gewisse Orgauismen 

 wie z. B. Clatbrocystis, Oscillaria, Peridinium etc. trotz aller Sorgfalt bei 

 der Filtration verloren geheu, da sich dieselbeu uur unschwer oder gar 

 uicbt aus clem Papierfilter herausspuleu lassen: alleiu die Zahl derselbeu 

 ist, wie man sich zu jeder Zeit durch Absucbeu des Filters miter dem 

 Mikroskop leicht ilberzeugeu kanu, eine so kleiue, dass dieser Fehler bei 

 der Zabluug anfier Betracbt fallt. 



Diese in aller Klirze bescbriebeue Filtratiousmethode diirfte vor andern 

 vielleicbt uoch den Vorteil geniefieu, dass bei ihr die Organismeu voll- 

 staudig uiibescha'digt bleiben uud so aucb uach der Zahluug qualitativ 

 verweudbar sind." 



Das Pumpmaterial, gewobulicb aus 10 1 Wasser stammend, kon- 

 zeutriere ich gewobulich auf 10 cm 3 Volumen, das Material aus Vertikal- 

 faugeu dagegen auf 20 cm 3 . Bei reichlicbeu Plauktonmengen (d. h. bei 

 mehr als 0,2 cm 3 ) wird vor der Bestimmuug, die gewobulicb einen Tag 

 uacb der erwahuten Kouzentratiou erfolgt, das Volumeu des abgesetzteu 

 Planktons abgelesen. Hierauf schiittle ich das Filtrat laugsam bin und 

 her, um dasselbe zur gleiebmafiigen Verteiluug der einzelueu Orgauismeu 

 zu bringeu. Von diesen 10cm 3 wird 1cm 3 auf einen Objekttrager ge- 

 gossen, auf welcben ein Metallrabmen aufgeklebt ist, der bei der Be- 

 deckung mit einem zweiten Objekttrager 1 cm 3 Raum abscbliesst. Es ist 

 nicbt ratsam, das Filtrat mit eiuer Pipette auf diesen Objekttrager zn 

 briugen, da au den Wandeu der Pipette viele Organismeu hangen bleiben. 

 Icb lege das Deckglas derart scbief auf deu Metallrahmen, dass von 

 dem Raiime eine kleine Einflussoffnung uud an der entgegengesetzten 

 Seite eiue Oeffnung zum Eiitweicheu der Luft frei ist. Wird nun das 



