Frenzel, Zur Plauktoniuethodik. 197 



der Eingangsoffnung zu 1 qdm annehmen, so miisste ich rnehr als eine 

 Minute anweuden, um das Netz heraufzuziehen, da ich sonst nicht die 

 Gewissheit hatte, wirklich die ganze Wassersaule von 500 X 1=5001 

 filtriert zu haben. Iin Allgemeinen zieht man nun ein solches Netz 

 vorschriftmafiig zwar ,,langsam" auf, aber ich mochte fast bezweifeln, 

 dass man sich immer geuugend Zeit dabei lasst. Ferner sollte man 

 von Zeit zu Zeit die Filtrierfiihigkeit eines derartigeu Netzes sorgfaltig 

 prtifen, und dazu ist wieder die oben beschriebene Pumpe vorziiglich 

 am Platze, denn sie zeigt uns mit absoluter Sicherheit, wieviel ein 

 Netz zu filtrieren im Stande ist, wenn es sich sowohl durch wieder- 

 holten Gebrauch wie auch wahrend des Fischeus verstopft. Ja, ich 

 mochte soweit gehen zubehaupten, dasseinnichtvor dem 

 Fischen gepriiftes Netz keine Gewahr leistet, dass es 

 thatsachlich die durchfischte Wassersaule filtriert hat 

 und dass somit die abgeleiteten Angaben hinsichtlich der 

 Quantitat des Plankton keine Gewahr der Richtigkeit 

 haben konnen. 



Ich glaube nicht fehlzugehen, weun ich die Ansicht ausspreche, 

 dass in dem oben angefithrten Pumpverfahren die soeben augegebenen 

 Fehlerquellen vollig vermieden werden konnen. Ich wtirde daher 

 keinen Anstand nehmen, dies Verfahren auch dann zu empfehleu, wenn 

 es sich um Planktonbestimmungen in grb'Ceren Tiefen so wie um 

 solche zu einer anderen Jahreszeit handelt, also dann, wenn offenes 

 Wasser ist; denn ebensogut wie vom Eise kann man ja auch vom 

 Boote aus pumpen. Hinsichtlich der gro'Ceren Tiefen kommt freilich 

 ein Uebelstand als recht hinderlich in Betracht, namlich der der hohen 

 Kosten, die die Anschaffung eines Spiralgummischlauches verursacht. 

 Wurde dieser doch bei 100 m Lange einige Hundert Mark kosten. 

 Immerhin aber kb'nnte man getrost bis etwa 20 m Tiefe gehen, da 

 die hierbei entstehenden Kosten durch die auf der Hand liegendeu 

 Vorteile des Verfahrens reichlich aufgewogen werdeii. Vergleicheude 

 Versuche wiirden dann auch am besten entscheiden lassen, ob das 

 Filtrieren des gepumpten Wassers thatsachlich und unter alien Um- 

 standen mehr leistet, als das Filtrieren eiuer entsprechendeu Wasser- 

 saule mittels des Vertikal- oder gar Horizontalzuges. Da der Sauge- 

 schlauch ferner beliebig tief eingesenkt werden kann, so wurde man 

 in jeder zwischenliegenden Tiefe ohne weiteres den Planktongehalt 

 ermitteln konnen, ohne, wie mit dem Vertikalnetz Stufenfiinge aus- 

 ftihren und diese unter sich vergleicheu zu miissen. Es kounte mithin 

 das ganze Mess- und Zahlverfahren erheblich abgektirzt werdeu. 



Die Plauktonpumpe, wie ich sie der Klirze halber nennen 

 mochte, mag nun auch noch anderen Zwecken dienstbar gemacht 

 werden. So mochte sie namentlich in sehr flachen Gewassern gute 

 Dienste thun, die ein eigentliches Plankton gar nicht aufweisen, da 



