loS 



N.itm wissenschaftliche Wochenschrift. 



N. ]. X. Mr. 7 



jc iiach seiner Starke uin cinen gewissen Klc- 

 vationswinkel gclioben wird. Anderc Anemometer 

 sind die Sauganemometer von Hagemann (1876), 

 die von Dines mit ciner Registriervorrichtung ver- 

 sehen wurden. Bei cliesen Instrumcnten iibt der 

 I.uftstrom, welcher senkrecht gegen eine offene 

 Rohre gerichtet ist, eine saugende Wirkung auf 

 die Luft in der Rohre aus und verdiinnt dieselbe. 

 Diese Druckvcrminderung gibt ein Mafi der Wind- 

 starke. Wiilirend die angefiihrten Anemometer 

 die Kraft der einzelnen Windstofie angeben, wird 

 durch das Schalenkreuzanemometer von Robinson 

 (1852) der Windweg in einer gewissen Zeit, d. h. 

 die mittlere Geschwindigkeit des Windes ge- 

 messen. Bei diesem Apparat sind vier halbkugel- 

 formige Schalen, die an einem horizontalen Kreuz 

 befestigt sind, um eine Achse drehbar, die ver- 

 mittels einer Schraube ohne Ende ein Zahlwerk 

 treibt. Robinson stellte die einfache Regel auf, 

 daS die Windgeschwindigkeit dreimal so grofi ist 

 als die Geschwindigkeit, mit welcher sich die 

 Mittelpunkte der Schalen bewegen. Man fand 

 spater, daS der Faktor 3 zu grofi ist; er mufi 

 vielmehr fur jedes Anemometer besonders be- 

 stimmt werden und Hegt zwischen 2,2 und 2,8. 

 Gewisse Schwierigkeiten machte es, die Be- 

 wegungen des Schalenkreuzes gut zu registrieren. 

 Sprung liefi nach einer bestimmten Anzahl von 

 Umdrehungen einen elektrischen Strom schliefien, 

 welcher einen Elektromagneten in Tatigkeit setzt, 

 dessen Bewegung durch eine mit ihm verbundene 

 Schreibfeder auf einem Registrierstreifen aufge- 

 zeichnet wird. Die Anzahl der so registrierten 

 Kontakte gibt die mittlere Windgeschwindigkeit 

 in einer gewissen Zeit an. 



Steffens loste durch eine Vorrichtung nach 

 einer bestimmten Umdrehungszahl des Schalen- 

 kreuzes die Arretierung eines Federwerks aus, so 

 dafi ein von demselben getriebenes Zahnrad sich 

 um einen Zahn weiter drehen kann. Mit einer 

 Achse des Federwerkes ist eine herzformige Me- 

 tallscheibe fest verbunden, die nun der Starke des 

 Windes entsprechend nach einer langeren oder 

 kiirzeren Zeit eine voile Umdrehung ausfiihrt. Von 

 dieser Scheibe wird ein ihre Peripherie tangie- 

 render Schreibstift von einem tiefsten zu einem 

 hochsten Punkt hin und her bewegt, so dafi auf 

 einem Registrierstreifen eine auf- und absteigende 

 Kurve aufgezeichnet wird. Die Neigung dieser 

 Kurve zur Basislinie gibt ein Mafi fur die Wind- 

 geschwindigkeit. Der nach der Meinung des Ver- 

 fassers am besten arbeitende Anemograph ist der 

 nach den Angaben von Sprung konstruierte und 

 am meteorologischen Observatorium in Potsdam 

 aufgestellte Winddruck- und Windgeschwindig- 

 keitsmesser. Der Winddruck, welcher gleich dem 

 Quadrat der Geschwindigkeit mal 0,125 ist, wird 

 durch ein ,,gebremstes Schalenkreuz" ermittelt. 

 Dasselbe wirkt in der Weise, dafi seine Achse 

 durch ein Stahlband mit einer starken Spiralfeder 

 verbunden ist, die der Starke des Windes ent- 

 sprechend mehr oder weniger gedehnt wird. Die 



Ausdehnungen dieser Spiralfeder werden auf ein- 

 fache Weisc registricrt. Zur Hcstimmung der 

 Windgeschwindigkeit werden die Umdrehungen 

 eines Schalenkreuzes auf eine horizontal gelagerte 

 Walze iibertragen, die sich in der Richtung ihrer 

 Achse hin und her bewegen kann. Das eine Ende 

 dieser Walze lauft zwischen zwei vertikalen, 

 sich mit genau gleichbleibender Geschwindigkeit 

 in entgegengesetzter Richtung drehenden Scheiben, 

 wahrend das andere einen Schreibstift tragt. Das 

 zwischen den Scheiben laufende und dieselben 

 beriihrende Ende der horizontalen Walze wird 

 sich der Umdrehungszahl des Schalenkreuzes ent- 

 sprechend dem Mittelpunkt der beiden Scheiben 

 na'hern oder sich von demselben nach der Peri- 

 pherie hin entfernen. Diese Bewegungen der 

 Walze in der Richtung ihrer Achse werden von 

 dem Schreibstift auf einer Registriertrommel auf- 

 gezeichnet. Der zuletzt beschriebene Apparat ist 

 wohl der beste Anemograph, der jetzt vorhanden 

 ist, jedoch ist sein Preis ein derartig hoher, dafi 

 er nur an grofien Observatorien Verwendung 

 finden kann. 



Es ist bekannt, dafi der Wind fast stets in 

 einzelnen Stoflen weht, die durch Pausen von ge- 

 ringerer Windstarke oder sogar volliger Windstille 

 unterbrochen werden. Die Schalenkreuzanemo- 

 meter laufen infolge ihrer Tragheit in den Wind- 

 pausen, wenn dieselben von kurzer Dauer sind, 

 mit nur wenig verminderter Geschwindigkeit weiter 

 und geben daher ein unvollkommenes Bild von 

 der Struktur oder der inneren Beschaffenheit des 

 Windes. Fiir einzelne meteorologische Fragen, 

 z. B. Boenstudien und besonders fur praktische 

 Zwecke ist es jedoch von grofier Bedeutung, die 

 Starke der einzelnen Windstofie zu kennen und 

 festzustellen, wann dieselben auftreten. Diese Er- 

 wagungen veranlafiten den Verfasser, einen Apparat 

 zu konstruieren , der bei nicht zu hohen An- 

 schaffungskosten diesen Anforderungen genugt. 

 Zu diesem Zwecke wurde die Wild'sche Starke- 

 tafel a mit einem kleinen Biigel b versehen, der 

 vermittels einer einfachen Ubertragung die Be- 

 wegungen der Tafel einer drehbaren Achse mit- 

 teilt, die an einem Hebelarm einen silbernen 

 Schreibstift tragt, welcher auf einem um eine Re- 

 gistriertrommel gelegten Streifen Kieselsaurepapier 

 die einzelnen Windstofie aufzeichnet. Damit die 

 Tafel nicht zu sehr hin und her pendelt, wurde 

 der Apparat mit einer Luftdampfung versehen und 

 zwar in der Weise, dafi durch den die Bewegun- 

 gen der Tafel iabertragenden Draht ein leichter 

 Zylinder c iiber einen zweiten gut in denselben 

 passenden auf und ab bewegt wird. Die Dampfung 

 tritt infolge eines einfachen Ventils nicht in Tatig- 

 keit, wenn die Tafel durch einen WindstoB ge- 

 hoben wird, jedoch halt sie das plotzliche Herab- 

 sinken der Tafel nach dem Windstofi etwas auf. 

 Durch eine einfache von Herrn Dr. Budig ange- 

 gebene Vorrichtung kann auf demselben Streifen 

 gleichzeitig auch die Windrichtung registriert 

 werden. Vier kleine Rollen laufen zwischen fiinf 



