Naturwissenschaftliche Wochenschriit. 



N. F. XIX. Nr. I 



wie ihn Wasser in der Nahe des Schmelzpunktes 

 des Benzols hat. Die oben angewandte Vorsicht 

 bei Erweiterung des Bereiches der Anwendbarkeit 

 des Quecksilberthermometers war also sehr not- 

 wendig. 



Wir haben jetzt in dem Quecksilberthermo- 

 meter eine Vorrichtung, welche es moglich macht, 

 innerhalb des ganzen Bereiches, in welchem Queck- 

 silber fliissig bleibt und in dem man es fliissig 

 erhalten kann, einwandfrei Temperaturzahlen fest- 

 zustellen. 



Gleichzeitig haben wir aber damit auch den 

 Begriff der Temperatur erweitert bzw. abgeandert. 

 AuBerhalb des unseren Sinnen unmittelbar zu- 

 ganglichen Bereiches konnen wir nur sagen, Tern- 

 peratur ist derjenige Zustand, fur den mil solchen 

 Vorrichtungen, Thermometern, Zahlen festgestellt 

 werden konnen, welche auch innerhalb jenes Be- 

 reiches zur Feststellung von Temperaturzahlen 

 einwandfrei dienen. 



Das internationale Luftthermometer. 

 Mil fortschreitender Vervollkommnung des Ther- 

 mometerbaues fand man, daB Thermometer ver- 

 schiedener Herkunft, trotzdem sie mit reinstem 

 Quecksilber hergestellt waren, dennoch verschieden 

 Zahlen fiir denselben Temperaturpunkt ergaben. 

 Es war nicht schwer, zu erkennen, daB die An- 

 gaben des Quecksilberthermometer nicht nur von 

 der Ausdehnung des Quecksilbers, sondern auch 

 von der des Glases abhangen. Die dadurch be- 

 dingte Verschiedenheit der Angaben zweier Ther- 

 mometer verschiedener Herkunft wird geringer, 

 wenn man einen StofF wahlt, welcher eine viel 

 groBere Ausdehnungszahl hat als Quecksilber. 



fc-inen derartigen Stoff glaubte man vor reich- 

 lich IOO Jahren in den Gasen gefunden zu haben, 

 die nach den damaligen Messungen nicht nur 

 einen sehr grofien, sondern auch alle den gleiche 

 Differentialquotienten des Rauminhaltes nach der 

 Temperatur ergaben. Anstelle der Beschrankung 

 auf einen bestimmten Stoff ware damit gleich- 

 zeitig die weniger beschrankende Festlegung auf 

 eine bestimmte Gruppe von Stoffen getreten, so 

 daB man in der Auswahl des Stoffes selbst unab- 

 hangiger geworden ware. Leider hat sich bei 

 noch weiterer Verfeinerung der Beobachtungs- 

 kunst auch hier herausgestellt, daB diese Unab- 

 hangigkeit nicht vorhanden war; ja man hat so- 

 gar gefunden, daB die Ausdehnungszahl eines 

 Gases von dem Rauminhalt, welchen es gerade 

 einnimmt, abhangig ist. Man nimmt aber trotz- 

 dem zur Feststellung von Temperaturen, wenig- 

 stens bei den Ausgangsthermometern, mit denen 

 die Gebrauchsthermometer verglichen werden, 

 jetzt ein Gas, weil dieses eine Erweiterung des 

 Bereiches der Anwendbarkeit weit iiber den dem 

 Quecksilber zuganglichen gestattet. Nach der 

 Seite der heiBen Temperaturen findet der Bereich 

 der Anwendbarkeit seine Grenze in der Festig- 

 keit der das Gas enthaltenden GefaBe, nach der 

 kalten Seite in der Verfliissigung des Gases. 



Um von der Veranderlichkeit der Ausdehnungs- 



zahl mit dem Rauminhalt unabhangig zu werden, 

 erhalt man diesen unverandert und nimmt den 

 hierzu notigen Druck zur Feststellung der Tem- 

 peraturzahl. Als Gas wahlt man Wasserstoff, weil 

 dessen Angaben denen sehr nahe kommen, welche 

 man mit einer nachher noch zu besprechenden 

 Festlegung erhalt. 



Dem entsprechend hat man als Ausgangs- 

 thermometer durch internationale Ubereinkunft 

 dasjenige Gasthermometer angenommen, 



a) welches Wasserstoff als thermometrischen 

 Stoff in solcher Menge enthalt, daB er bei der 

 Temperatur des schmelzenden Eises unter 

 einem Druck einer i m langen Saule von 

 Quecksilber von der Temperatur des schmel- 

 zenden Eises das GefaB des Thermometers 

 gerade fiillt; 



b) welches bei der Temperatur des schmelzen- 

 den Eises die Zahl o und bei der Tempera- 

 tur des unter einem Druck von 760 mm 

 Quecksilber von der Temperatur des schmel- 

 zenden Eises siedenden Wassers die Zahl 

 100 tragt; 



c) bei dem der Rauminhalt des VVasserstoffes 

 durch Druckanderung unverandert gehalten 

 wird, so das zur Besiimmung der Tempera- 

 turzahlen die abgelesenen Druckzahlen 

 dienen; 



d) bei dem der Differentialquotient des Druckes 

 nach der Temperatur als unabhangig von 

 der Temperatur angesehen wird. 



Die Daltonsche und dieGay-Lussac- 

 sche Temperaturzahlung. In dieser Uber- 

 einkunft sind ebenso wie bei der Schaffung der 

 stetigen Zahlenreihe nur fiir zwei Drucke die 

 Temperaturzahlen und fiir den maBgebenden 

 Differentialquotienten die Unabhangigkeit von der 

 Temperatur festgelegt. Ob auf diesen noch andere 

 Einfliisse einwirken und ob, wenn dieses der Fall 

 ist, die Zuordnung der iibrigen Temperaturzahlen 

 zu den abgelesenen Druckzahlen dadurch beein- 

 flufit wird, bedarf noch einer besonderen Unter- 

 suchung. Nach deren Ausfall ist dann der Grund- 

 satz der gegenseitigen Zuordnung der beiden 

 Zahlenreihen auszuwahlen. 



Wir nehmen eine Anzahl von Gasthermo- 

 metern, welche wir mit verschiedenen Mengen 

 desselben Stoffes, z. B. Wasserstoff, fiillen, so dafl 

 sie bei einer bestimmten Temperatur, z. B. irgend- 

 einem Punkt der unstetigen Zahlenreihe ver- 

 schiedene Drucke haben. Setzen wir sie anderen 

 Temperaturen aus, so beobachten wir, daB die Druck- 

 anderungen der verschiedenen Thermometer sich 

 verhalten wie die Anfangsdrucke. 



Nun gibt es zwei Wege, den Anfangsdruck 

 festzulegen. 



Entweder kann man sagen: Anfangsdruck ist 

 der Druck, welcher gerade vorhanden ist, wenn 

 die Druckanderung beginnt. Oder man kann 

 sagen : Anfangsdruck ist der Druck, welchen die 

 vorhandene Gasmenge bei einer ein fur allemal 

 bestimmten Temperatur, z. B. der des schmelzen- 



