N. F. XIX. Mr. 33 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



523 



Dadurch erhalt man einen Uberblick iiber die 

 Symmetrieverhaltnisse des Kristalls, wie ihn sonst 

 die Laue-Methode nur bei bestimmter Orientie- 

 rung des Praparats durch eine einzige Aufnahme 

 ergeben kann. 



Die Methode hat sieh nach den Angaben des 

 Verf. als anwendbar erwiesen ,,auf kristallographi- 

 sche Seltenheiten (Tridymit, Hamoglobin, Melni- 

 kowit usw.), ferner fiir kristallographisch mangel- 

 haft aufgeklarte Bildungen (natiirliche und kiinst- 

 liche [auch metallische] Kristallhaare und -drahte) 

 sowie zur Untersuchung solcher Substanzen, die 

 Kanten und Flachen als Bezugsrichtungen nicht 

 ausbilden, wie z. B. das Eis". 



2. Photographisches Spektralverfahren 

 unter Drehung des Kristalls. Einen da- 

 hingehenden Vorschlag hat E. Schiebold ge- 

 macht, wie F. R i n n e mitteilt (Einfiihrung in die 

 kristallographische Formenlehre und elementare 

 Anleitung zu kristallogr.-optischen sowie rontgeno- 

 graphischen Untersuchungen. Leipzig 1919 S. 

 198-200). Bei dem eigentlichen Braggschen 

 Spektralverfahren wird bekanntlich der ,,Reflexions- 

 winkel" eines Rontgenstrahles und dessen Inten- 

 sitat mil Hilfe einer lonisationskammer gemessen. 

 An Stelle dieser um die Drehungsachse des 

 Kristalls drehbaren Mefivorrichtung wurde bereits 

 von Broglie, Rutherford und vor allem von 

 Seemann eine ebenso drehbare photographische 

 Platte zu gleichem Zwecke verwendet. E. Schie- 

 bolds Vorschlag geht nun dahin, an Stelle von 

 an einer bestimmten Schar von Gitterebenen des 

 Kristalls, ,,reflektierten" Strahlen, die durch den 

 Kristall hindurchgegangenen Strahlen zu benutzen. 

 Es wird zunachst bei ruhendem Kristall und 

 ruhender photographischer Platte ein durch ge- 

 wohnliches ,,weiSes" Rontgenlicht erzeugtes Laue- 

 Diagramm hergestellt. Dann wird der Kristall 

 gedreht, wobei sich in passenden Stellungen re- 

 flektierte homogene Rontgenstrahlen als besondere 

 Linien auf der feststehenden Platte markieren. 

 Die so gewonnenen Aufnahmen lassen sich zu- 

 nachst wie die Laue-Diagramme iiberhaupt zur 

 Feststellung der kristallographischen Lage der 

 reflektierenden Gitterebenen benutzen, danach 

 kann man fiir die betreffenden Ebenenscharen aus 

 den Abstanden der durch die homogene Strah- 

 lung hervorgerufenen Linien die Gitterabstande 

 in der Braggschen Weise auffinden. Damit ' 

 lafit sich dann nach Beriicksichtigung der Reflex - 

 intensitaten die Auswertung der betreffenden 

 Kristallstruktur vornehmen. Natiirlich braucht man 

 hierbei, wie weiter oben erwahnt wurde, bestimmt 

 orientierte mefibare Kristallpraparate. 



3. Eine n cue Anordnung fiirrontgen- 

 kristallographische Untersuchungen von 

 Kristallpulver hat schliefilich im Anschlufi an 

 die Debye Scherrer-Methode vor kurzem Helge 

 Bohlin bekannt gemacht. (Annalen der Physik 

 1920 S. 421 439). Bei der Debye-Scherrer- 

 Methode ist die Breite der auf dem zylindrischen 

 Film (vgl. Naturw. Wochenschr. 1917 S. 529 



Abb. 13 a u. I3b) hervorgerufenen Interferenz- 

 streifen abhangig von der Dicke das Stabchens 

 aus gepreStem feinen Kristallpulver, das in der 

 Mitte der Zylinderachse angebracht wird. Sie 

 betragt ungefahr i 2 mm und bringt natiirlich 

 eine gewisseUngenauigkeit der Messung mit sich, 

 besonders bei kleinen Winkeln. Bei linienreichen 

 Aufnahmen kann dadurch die notwendige mathe- 

 matische Auswertung betrachtlich erschwert wer- 

 den. Aufierdem mu'ssen bei der Debye-Scherrer- 

 Methode dann, wenn die Strahlung nur bis zu 

 einer bestimmten Tiefe in das zerstreuende Kristall- 

 pulver eindringt, gewisse Korrektionen vorgenom- 

 men werden. 



Die neue Methode soil diese Mangel beseitigen. 

 Sie erreicht dies in der Tat, indem das Kristall- 

 pulver durch hydraulischen Druck in ein kreis- 

 bogenformiges Stabchen von dem gleichen 

 Krummungsradius gepreSt wird wie ihn der Auf- 

 nahmefilm hat. Die beigegebene Abb. erlautert das 

 Verfahren. Durch den Spalt S trifft ein diver- 

 gentes monochromatisches Biindel von Rontgen- 

 strahlen auf das zerstreuende Kristallpulver K. 

 Einer von den moglichen reflektierten Strahlen 

 S D A wird dann z. B. unter dem Winkel 2 <( aus 

 der Einfallsrichtung abgelenkt, wenn die ihn er- 

 zeugenden Scharen von Gitterebenen den Ab- 

 stand d haben. Da nun alle Strahlen des Bundels 



an den gleichen Gitterebenen auch um den glei- 

 chen Winkel 2 </> abgelenkt werden mu'ssen (weil 

 nach Bragg n/. = 2d-sin (/>), so ergibt die ein- 

 fache geometrische Uberlegung, dafi alle reflek- 

 tierten Strahlen wegen der zylindrischen Kriim- 

 mungsflache des Kristallpulvers sich in dem glei- 

 chen Punkte A vereinigen mu'ssen. Dort ist also 

 ein scharfes Bild von S zu erwarten. In glei- 

 cher Weise schneiden sich alle unter einem be- 

 stimmten anderen Winkel reflektierten Strahlen 

 in einem Punkte, etwa in B. Durch die An- 

 wendung der gekrummten Reflexionsflache wird 

 demnach eine fokusierende Wirkung, d. h. ein 

 Sammeln der Strahlen nach einen Punkthin, bewirkt. 

 Es zeigt sich nun, dafi alle entstehenden Inter- 



