94 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XV. Nr. 6 



Zur Gewittervorhersage. In Innsbruck machte 

 Czermak vor mehreren Jahren die Beobachtung, 

 dafi die elektrische Leitfahigkeit der Atmosphare am 

 Morgan vor Gewittertagen einen hoheren Wert 

 zeigt wie der normale Morgenwert. 



Gockel (Das Wetter 1915, S. 121) fand aus 

 Beobachtungen einer Reihe von Jahren, dafi auch 

 ohne solche Erhohung der Leitfahigkeit am Morgen 

 Gewitter eintreten kann, dafi aber ganz gewifi em 

 Gewitter am Nachmittag oder Abend folgt, sobald 

 am Morgen eine solche Erhohung eingetreten ist. 

 Nach ihm ist es geradezu unwahrscheinltch, dafi 

 sich ein Gewitter an dem Tage entladet iiber 

 dem Ort, an welchem am Morgen keine Erhohung 

 der Leitfahigkeit zu beobachten war. 



Die Messung der elektrischen Leitfahigkeit 

 geschieht am besten mit einem Aluminiumblatt- 

 elektrometer in der Form von Elster und Geitel 

 mit der von Ebert angegebenen Diopterablesung 

 der Elster und Geitel'schen Spiegelmethode. 

 Auf dieses Blattelektrometer steckt man einen ca. 

 80 cm langen und 1 5 mm starken Stift (Draht 

 oder Rohr) aus Metall, welcher zur Verhtitung 

 lichtelektrischer Wirkung durch Oxydieren, ge- 

 schwarzt sein mufi. 



Die Ladung dieses Zerstreuungskorpers erfolgt 

 solange, bis die Blattchen einen passenden Aus- 

 schlag zeigen, dann wartet man einige Minuten 

 und liest in einem bestimmten Zeiipunkt ab. 

 Nach 10 Minuten liest man nochmals ab. 



Der Ausschlag der Blattchen ist zwar nicht 

 proportional der Spannung, lafit sich aber aus 

 einer Eichtabelle bestimmen, welche die fiir jeden 

 Ausschlag zutjehorige Spannung angibt. 



Da am Elektrizitatstransport positive und nega- 

 tive lonen mitwirken und bei positiver Ladung 

 des Zerstreuungskorpers nur die Entladungsge- 

 schwindigkeit durch negative lonen gemessen 

 wurde, so sind zur Bestimmung der Leitfahigkeit 

 zwei Messungen notig, eine mit positiv und eine 

 mit negativ geladenem Zerstreuungskorper. Nach 

 der ersten Messung ladet man dahrr mit entgegen- 

 gesetztem Vorzeichen neu auf, wartet wieder 

 einige Minuten und mifit wiederum. 



Beim positiven Aufladen reibt man ein Zellu- 

 loidstabchen oder Rohrchen an dem Metallstab, 

 beim negativen Aufladen beniitzt man eine ge- 



riebene Siegellackstange, oder noch besser eine 

 Zambonische Saule oder ein Ladestab von Spindler 

 und Hoyer in Gottingen. 



Zur vollstandigen Messung der Leitfahigkeit 

 geniigt eine halbe Stunde, fiir Zwecke der Ge- 

 witterprognose die Messung bei negativ aufge- 

 ladenem Zerstreuungskorper. 



Den Apparat stellt man im Freien auf, ge- 

 schiitzt gegen den Einflufi des elrktrischen Feldes 

 auf einem gedeckten Balkon oder unter einem 

 Baum, in einem luftigen Gartenhaus oder unter 

 dem offenen Fenster. Das Gehause des Elektro- 

 meters leitet man durch Verbindung der Erde 

 oder Gas- oder Wasserleitung zur Erde ab. 



Die Trager der Elektroskopblattchen sind nie 

 vollstandig isoliert, der Isolationsverlust ist aber 

 leicht zu bestimmen bei dem Elektrometer von 

 Elster und Geitel. Ist das Instrument nun 

 ohne Zerstreuungskorper geladen, das Gehause 

 geschlossen, so ist das Luftquantum, welches mit 

 dem geladenen System in Beriihrung kommt, sehr 

 klein und der beobachtete Riickgang der Blattchen 

 auf Rechnung des Elektrizitatsverlustes durch 

 mangelhafte Isolation zu setzen. Die Kapazitat 

 des Systems, d. h. die Elektrizitatsmenge, welche 

 den Spannungsabfall von einem Volt herbeifiihrt, 

 ist aber dreimal kleiner als bei aufgesetztem 

 Zerstreuungskorper, und es ist nur ' g des in 

 10 Minuten beobachteten Spannungsabfalls als 

 Isolationsverlust bei der Messung abzuziehen. 



Am besten tut man, wenn man die Vermin- 

 derung des Abstandes der Blattchen unberiick- 

 sichtigt lafit, sobald sie innerhalb 10 Minuten 

 nicht grofier als ein Skalenteil ist. Ist sie grofier, 

 so mifit man nochmals nach Trocknung des In- 

 strumentes in der Sonne oder an einem warmen 

 Ort bei > 70 Temperatur. Trockenmittel (metalli- 

 sches Natrium, Karbidj verschmutzen oft nur den 

 Apparat. 



Zum Zwecke der Gewitterprognose benutze 

 man die am Morgen 8 9 Uhr erhaltenen VVerte. 

 Anderungen von Tag zu Tag, welche auf Gewitter 

 schliefien lassen unterliegen ortlichen Vrrschieden- 

 heiten. Die Erhohung der Leitfahigkeit selbst 

 diirfte die Folge sein eines Austrittes von Boden- 

 luft, also eines aufsteigenden Luftstromes. 



Dr. Bl. 



Kleinere Mitteilungen. 



Die Goldglanzalge, Chromulina Rosanoffii, ist 

 ein Organismus, der keineswegs so sellen ist, wie 

 es nach dem Bericht iiber die Arbeit von Miyoshi 

 (in dieser Nummer) scheinen mochte. Nicht nur im 

 Fichtelgebirge, sondern in alien deutschen Mittelge- 

 birgen kann man unsch wer die reizende Naturerschei- 

 nung des ,,Goldwassers" beobachten. Aber wir brau- 

 chen nicht einmal ins Gebirge zu gehen, obwohl 

 dort durch die grofiere Haufigkeit von Grotten und 

 einseitig beleuchteten Kliiften, die Tiimpel reinen 



Wassers enthalten, die Entwicklung der Alge am 

 meisten in die Augen fallt : sie ist namlich in fast 

 alien Gewachshausern in den steinernen Wasser- 

 behaltern oder grofieren Tonschalen, wie sie zur 

 Kultur mancher Wasserpflanzen benutzt werden, 

 ein ganz gewohnlicher Gast, ja zu manclien Jahres- 

 zeiten gibt es z. B. in den Gewachshausern des 

 Leipziger Botanischen Gartens kaum eine freie 

 Wasseroberflache, die die zarte Goldhaut vermissen 

 lieBe. Da der Organismus im Gegensatz zu seinem 



