N. F. XV. Nr. ii 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



171 



griechische (300 v. Chr. IIOO n. Chr.) und eine 

 tiirkische (seit IIOO n. Chr.). Es ist dies eine ge- 

 wisse Parallele zu den Verhaltnissen auf der be- 

 nachbarten Balkanhalbinsel, auf der auch auf 

 eine alarodisch-dinarische Epoche eine hellenisch- 

 thrakische (etwa 2OOO O v. Chr.), eine romanisch- 

 griechische (o 600 n. Chr.) und eine slawische 



(seit 600 n. Chr.) folgten. In diesem mehrfachen 

 Wechsel driickt sich der Charakter der Lander als 

 Durchgangsgebiete scharf aus, der sie immer zu 

 Brennpunkten politischen wie wirtschaftlichen 

 Strebens gemacht hat und ihnen auch heute eine 

 ausschlaggebende Rolle in dem Ringen um den 

 Siegespreis sichert. Th. Arldt. 



Einzelberichte. 



Physik. Ein neues Rontgenrohr fur spektro- 

 skopische Zwecke beschreibt M. Siegbahn (Lund) 

 in den Verh. d. Deutsch. Physik. Gesellsch. 17, 469 

 (1915). In die eine Grundflache eines zylindrischen 

 Metallkastens ist mitPizein eindickwandigesPorzel- 

 lanrohr luftdicht eingekittet. Durch die enge Bohrung 

 des letzteren fiihrt luftdicht verkittet ein dicker 

 Kupferdraht, der an seinem Ende die hohlspiegel- 

 formige Aluminiumkathode tragt. In der gegen- 

 iiberliegenden Wandung ist eine kreisformige Off- 

 nung angebracht, die durch ein 0,15 mm dickes 

 Silberblech verschlossen ist. Auf dieses prallen 

 die Elektronen, es dient also als Antikathode. 

 Diese liegt demnach -- das ist das vorwiegend 

 Neue an der Rohre nicht im Innern, sondern 

 in der Wandung der Rohre. Zur guten Kiihlung 

 sind an der Antikathodenwand eine Reihe von 

 Kiihlrippen angebracht; diese sind so wirksam, dafi 

 trotz der leicht schmelzenden Pizeinkittungen ein 

 mehrstiindiger Betrieb moglich ist. Der zum 

 Schutze des Experimentators und der Mefiapparate 

 erforderliche Bleiverbrauch betragt nur etwa J j }00 

 dessen, was bei gewohnlichen Rohren verwendet 

 zu werden pflegt. Trotz der nicht unbetracht- 

 lichen Absorption in dem Silberblech ist die In- 

 tensitat der von ihm ausgehenden Strahlen so 

 stark, dafi ein einziger Stromstofi des Induktoriums 

 (5 Amp. Primarbelastung) gentigte, um eine photo- 

 graphische Wirkung zu erzielen. Zum Auspumpen 

 dient eine Gaede'sche Molekularluftpumpe, auf 

 welche die Rohre mittels Schliff direkt aufgesetzt 

 wird. Das neue Rohr dient zur Aufnahme der 

 Hochfrequenzspektra von solchen Stoffen, die man 

 nicht im Innern eines Rontgenrohres als Anti- 

 kathode verwenden kann, sei es nun, dafi sie das 

 erforderliche hohe Vakuum nicht aushalten, sei es. 

 dafi sie bei Inbetriebsetzen des Rohres zu rasch 

 verdampfen. Das Spektrum wird mit dem neuen 

 Rohr dadurch aufgenommen, dafi man den Korper 

 dicht an die aufiere Seite der Antikathode stellt; 

 unter dem Einflufi der Strahlen sendet der Korper 

 dann Sekundarstrahlen aus, die man nun auf 

 den Spalt des Rontgenspektroskopes fallen laflt. 



K. Sch. 



Eine gefahrlose metallische Rontgenrohre be- 

 schreibt L. Zehnder in den Ann. d. Physik IV, 

 46, S. 824-836 (1915). 



Durch einen 30 cm langen Hochspannungs- 

 isolator ist ein Kupferrohr konaxial hindurch- 



gefuhrt, das an seinem unteren Ende die Alu- 

 miniumkathode enthalt. Durch Siegellackkittung 

 ist das eigentliche Rohr, ein zylindrisches Messing- 

 rohr, mit dem Isolator verbunden. In dieses ragt 

 von unten die Antikathode einer Gundelach- Rohre 

 (Wolframklotz auf massivem Kupfertrager) hinein. 

 Die von der Kathode fortgeschleuderten Elektronen 

 treffen auf die unter 45 gegen die Rohrachse 

 geneigte Wolframflache und erzeugen hier die 

 Rontgenstrahlen, die durch ein seitliches Metall- 

 rohr, das durch eine Glasplatte verschlossen ist 

 (das Fenster), ins Freie treten. In einem zweiten 

 Ansatzrohr befindet sich zur Steigerung und 

 Regulierung des Vakuums Holzkohle. Alle Metall- 

 teile sind luftdicht miteinander verlotet, wahrend 

 die Verbindungen zwischen Metall und Isolator 

 durch Siegellackkittung hergestellt sind. Das 

 Metallgehause, die eigentliche Rohre, wird an 

 Erde gelegt, wahrend der negative Pol des Hoch- 

 spannungsgenerators (Induktor) mit dem Kupfer- 

 rohr verbunden wird, das durch den Hochspannungs- 

 isolator vom Gehause isoliert ist. Die Rohre weist 

 gegenuber den gebrauchlichen aus Glas eine Reihe 

 von betrachtlichen Vorztigen auf. Die in ihr er- 

 zeugten Strahlen haben eine grofie Intensitat; eine 

 photographische Aufnahme mit O,2 Sekunden Be- 

 lichtungszeit zeigte dieselbe Giite wie die mit 

 einer Gundelach-Rohre bei 4 Sekunden Belichtung 

 bei gleicher Belastung, so dafi auf eine IO- bis 

 2Ofache Intensitat der Strahlen geschlossen werden 

 kann. Da die verhaltnismafiig diinnen durch das 

 Glas hindurchgefuhrten Platindrahte, wie sie bei 

 Glasrohren gebrauchlich sind, fehlen, vertragt die 

 Rohre eine sehr betrachtliche Energiezufuhr, so 

 dafi man vielleicht eine looofache Intensitat der 

 von ihr ausgehenden Strahlen erwarten darf. 

 Bei Bestrahlungen zu therapentischen Zwecken 

 wtirde das eine bedeutende Abkiirzung der 

 Sitzungen zur Folge haben. Durch Anbringung 

 von Blenden vor dem Fenster lafit sich der 

 Umfang und die Gestalt des austretenden Strahlen- 

 biaschels variieren ; dadurch das man diinne 

 Metallscheiben verschiedenen Materials vor das 

 Fenster legt, kann man die Harte der Strahlen 

 regeln. Da das Metallgehause geerdet ist, kann 

 es ohne jede Gefahr beriihrt werden. Da das 

 Rohr der Hauptsache nach aus Metall besteht, 

 ist es fur die Strahlen undurchlassig, so dafi man 

 es ohne besondere Schutzvorrichtungen gegen 

 die bei langer Einwirkung schadlich wirkenden 



