216 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XV. Nr. 14 



hat der in der Medizin verwendete Elektro- 

 kardiograph, mit dem die periodisch verander- 

 liche elektromotorische Kraft des menschlichen 

 Herzens aufgezeichnet wird. Da diese sehr gering, 

 nur einige tausendstel Volt ist, mufi der Apparat 

 sehr empfindlich sein, d. h. er mufi bei geringer 

 Energiezufuhr schon einen deutlichen Ausschlag 

 geben. Da der Widerstand des menschlichen 

 Korpers, den der Strom passieren mufi, bevor er 

 dem Apparat zugefuhrt wird, etwa 1000 Ohm ist, 

 betragt die Stromstarke nicht mehr als 3-10- A. 

 Der von der Firme Siemens & Halske gebaute 

 Kardiograph verwendet eine kleine Drehspule, die 

 aus Draht von einigen tausendsteln Millimeter 

 Dicke gewickelt ist; sie ist zwischen zwei sehr 

 feinen Drahten in einem kraftigen Magnetfelde 

 aufgespannt. Ein Strom von 6 io~ 9 A. ruft einen 

 Ausschlag von I mm auf der Schreibtrommel her- 

 vor. Die Energieaufnahme betragt nur IO~ 1:! Watt. 

 Die Eigenfrequenz liegt zwischen 50 und 100, ist 

 also dem Zweck entsprechend niedrig. Um das 

 feine bewegliche System vor Storungen zu schiitzen, 

 wird es gut gekapselt; der ganze Apparat ruht 

 erschiitterungsfrei auf vier Luftkissen. Ein Licht- 

 zeiger iibertragt die Bewegung des Spiegels auf 

 das lichtempfindliche Papier, das mit einer Ge- 

 schwindigkeit von 2O bis 50 mm pro Sekunde 

 bewegt wird. Die elektrische Schwingung des 

 gesunden Herzens besteht aus 3 Stofien von ver- 

 schiedener Starke, der erste ist der kiirzeste und 

 hat die grofite Amplitude, der zweite ist schwacher 

 und dauert langer, der dritte ist der schwachste. 



Doch kommen auch bei gesunden Menschen be- 

 trachtliche Abweichungen vor. Die praktische 

 Bedeutung des Elektrokardiographen besteht vor 

 allem darin, dafi man mit ihm den Fortschritt 

 der Heilung eines kranken Herzens verfolgen 

 kann. 



Wahrend die bisherigen Apparate einen Licht- 

 zeiger benutzten, ist die Drehspule der Fun ken - 

 registrierapparate mit einem leichten Alu- 

 miniumzeiger versehen, der vorn keilformig ge- 

 scharft ist. Unter ihm wird durch eine Trommel 

 ein Papierstreifen bewegt. Der Zeiger ist mit 

 dem einen Pol der Sekundarspule eines Funken- 

 induktors verbunden, dessen anderer Pol zu einem 

 unter dem Papier liegenden Metallkorper fiihrt. 

 Hier zeichnet also der Funkenstrom den verander- 

 lichen Vorgang auf dem Papierstreifen auf. Der 

 Apparat dient vor allem zur Aufzeichnung des 

 Stromverbrauches technischer Maschinen. Seine 

 Eigenfrequenz ist 4 5 pro Sekunde. Er zeigt 

 nicht Momentan-, sondern Effektivwerte an. Er 

 beansprucht 0,05 bis 0,1 Watt. Verwendet wird 

 er viel bei Hochspannungsgleichstromanlagen mit 

 Spannungen tiber IOOO Volt. Es sind der Arbeit 

 Kurven beigegeben, die iiber den Stromverbrauch 

 einer Blocksage, einer Schlagschere, einer Hobel- 

 maschine und eines Personenfahrstuhls Aufschlufi 

 geben. 



Statt der Registrierung durch Funken wird 

 vielfach eine solche durch Schreibfeder verwendet. 

 Die Eigenfrequenz dieser Apparate liegt zwischen 

 2 und 0,06. K. Sch. 



Biicherbesprechimgen. 



W. Bahrdt, Physikalische Messungs- 

 methoden. Sammlung Goschen Nr. 301. 

 147 Seiten. 1915. -- Preis geb. 90 Pf. 

 Die zweite verbesserte Auflage des Buches, 

 die sich dem Leser in dauerhaftem, geschmack- 

 vollem Leinenband darbietet, enthalt eine grofie 

 Reihe der wichtigeren Messungen aus alien Ge- 

 bieten der Physik; solche aus der Elektrostatik 

 sind wohl mit Recht iortgelassen. Es wird stets 

 zunachst eine Erklarung der zu messenden Grofien 

 gegeben , dann folgt eine Beschreibung der Mes- 

 sungsmethoden in durchsichtiger Darstellungsweise, 

 die alles Uberfliissige vermeidet. 54 meistenteils 

 schematische Abbildungen erlautern die verwen- 

 deten Apparate. Fig. 1 1 a, die die Photographic 

 eines Apparats zur Messung der Schwingungszahl 

 einer Stimmgabel wiedergibt, konnte besser sein. 

 Im Anhange sind vierstellige Logarithmen und die 



trigonometrischen Funktionen enthalten. Das 

 Biichlein, dessen reicher Inhalt im Verein mit 

 seinem niedrigen Preis zur Anschaffung auffordert, 

 wird bei physikalischen Ubungen an Lehrersemi- 

 naren und wohl auch in den oberen Klassen der 

 hoheren Schulen gute Dienste leisten. 



K. Sch., Hamburg. 



Literatur. 



Hayek, Dr. August Edlcr von, Die Pflanzendecke Oste- 

 reich-Ungarns. Bd. I, Lief. 5. Leipzig und Wien '16, Franz 

 Deuticke. Geh. 5 M. 



Detlefsen, Richard, Das schone Ostpreufien. Miinchen 

 '16, R. Piper & Co. 



Meerwarth, H. und Soffel, Karl, Lebensbilder aus 

 der Tierwelt. Leipzig "15, R. Voigtlander. 3 F.infuhrungs- 

 hefte je 60 Pf. 



Pohlig, Prof. Dr. Hans, ErdgeschicMliche Spaziergange. 

 Leipzig '14, Alfred Kroner. 



Inhaltc S. Killermann, Die Zitronen und Orangen in Geschichte und Kunst. 4 Abb. S. 201. H. Fehlinger, Uber 

 Rassenhygiene. S. 208. Einzelberichte: K. Muller, Das Alter, das die Hergkiefer Pinus montana auf den Mooren 

 des Schwarzwaldes erreicht. S. 211. M. Stein, Ein chcmisches Erkennungsmitlel fur prahistorische Feuersteinarte- 

 faktc. S. 212. E. Werth, Die altesten Darstellungen des Ur-Rindes. I Abb. S. 212. Sven Oden, Eine neue 

 Methode der mechanischen Bodenanalyse. S. 213. Kunath, Aufzeichnung schnell veranderlicher Vorgange. S. 215. 

 - Biicherbesprechungen: W. Bahrdt, Physikalische Messungsmethoden. S. 216. -- Literatur: Lisle. S. 216. 



Manuskripte und Zuschriften werden an Prof. Dr. H. Miehe, Leipzig, Marienstrafie ua, erbeten. 



Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

 Druck der G. Patz'schen Buchdr. Lippert & Co. G. m. b. H., Naumburg a. d. S. 



