324 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XV. Nr. 22 



(n = = 218) 0,26, fur die beiden andern ist es 

 betrachtlich kleiner. Um einwandfreie Resultate 

 zu erhalten, ist es erforderlich, dafi die Anfangs- 

 amplitude der Schwingung stets dieselbe ist. Es 

 geniigt nicht, dafi der Kondensator immer zu der 

 gleichen Spannung aufgeladen wird. Vielmehr 

 wird die Anfangsamplitude durch die Art beeinflufit, 

 wie der Schwingungskreis geschlossen wird; eine 

 Wippe gibt ganz unsichere Resultate. Als Strorn- 

 schltissel wird daher eine etwa zur Halfte mit Oueck- 

 silber gefiillte geschlossene Rohre verwendet. Zwei 

 unteren Ansatzrohren werden durch einge- 

 schmolzene Platindrahte den beiden Enden des 

 Schwingungskreises zugefiihrt. Anfangs ist die 

 Rohre schrag geneigt; wird sie horizontal gestellt, 

 so wird durch das fliefiende Quecksilber die Ver- 

 bindung hergestellt, so dafi der Kondensator sich 

 entladt, und zwar ist die Anfangsamplitude auf 

 J / 2 / konstant. Das Telephon ist mit der Selbst- 

 induktionsspuhle induktiv gekoppelt. Die Ver- 

 anderung der Lautsarke wird auf doppelte Weise 

 erzielt: Zunachst wird die Spannung, die den 

 Kondensator aufladt, dadurch verandert, dafi man 

 die 400 Volt durch einen grofien Widerstand 

 schlieSt. Von diesem kann man durch einen 

 Schieberkontakt einen geeigneten Bruchteil der 

 Spannung abnehmen. Da aber die so erzielte 

 Verkleinerung der Tonintensitat nicht ausreichend 

 ist, wird gleichzeitig die Koppelung zwischen 

 Schwingungskreis und Telephon verandert. Liegt 

 die Spuhle, die das Telephon erregt, parallel 

 dicht neben der Selbstinduktion, dann ist die 

 Koppelung am engsten und die Tonstarke am 

 grofiten. Die Koppelungsspuhle ist an einem 

 Arm befestigt; wird dieser gedreht, dann andert 

 sich sowohl der Abstand als auch die gegen- 

 seitige Richtung der beiden Spuhlen. Durch 

 Vergrofierung der Entfernung und durch Heraus- 

 drehen aus der parallelen Lage wird die Koppelung 

 verkleinert. Durch diese Vorrichtungen ist es 

 moglich die Tonstarke zwischen i und io s zu 

 variieren. Sowohl am Widerstand als unter der 

 Koppelungsspuhle ist eine Skala angebracht, die 

 die eingestellte Tonintensitat auf einfache Weise 

 abzulesen gestattet. 



Fiir das akustische System ist zu fordern, 

 dafi es geniigend empfindlich, dafi sein Ton rein 

 und schwach gedampft ist. Es werden Mono- 

 telephone, d. h. solche mit ausgesprochenem 

 Eigenton verwendet. Eine kreisformige Well- 

 blech-Membran (2 r = = 8 u. 5 cm) aus Neusilber 

 (Dicke = 0,1 mm), die in der Mitte durch auf- 

 geschraubte Eisenbleche beschwert ist, wird in 

 einer kreisformigen Fassung fest eingespannt. 

 Statt eines Stahlmagneten wird unter derselben 

 ein Elektromagnet angebracht, dessen Eisenkern 

 aus Transformatorenblech besteht und der durch 

 einen Akkumulator erregt wird. Um ein Mit- 

 schwingen der Membranfassung zu verhiiten, ist 

 eine feste Einlagerung in einen Bleirahmen er- 

 forderlich. Uber der Membran liegt die untere 

 Qffnung eines Kugelresonators, der auf den Ton 



des Telephons abgestimmt ist; bei dem Ton 2048 

 erwies sich ein Halbkugelresonator als zweck- 

 mafiiger. Der in dem Resonator gereinigte Ton 

 wird durch ein oben befindliches Ansatzrohr, 

 kurzen dickwandigen Gummischlauch und Steth- 

 oskop dem Ohr zugefiihrt. Die 3 schwingenden 

 Systeme, elektrischer Schwingungskreis, Telephon- 

 membran und Resonator werden sorgfaltig fur 

 alle drei Tone aufeinander abgestimmt. Die Vor- 

 aussetzung, auf der die ganze Anordnung beruht, 

 ist die, dafi die Schallenergie proportional der 

 elektrischen Energie ist; ist das der Fall, dann 

 ist die dem Telephon zugefiihrte elektrische 

 Energie ein Mafi fur die Schallenergie. Um 

 hieruber Aufschlufi zu bekommen, wird dem 

 Telephon ein Glasrohr als Resonator gegeniiber 

 gestellt ; die Lange der Luftsaule lafit sich durch 

 einen beweglichen Stempel andern und dadurch 

 die Resonanzlange genau einstellen (Kundt'sche 

 Rohre). In die Rohre wird ein Rayleigh'sches 

 Scheibchen, d. h. ein leichter Spiegel (3 5 mm 

 Durchmesser) gebracht, der an einem diinnen 

 Kokonfaden aufgehangt ist. Seine Ebene bildet 

 mit der Rohrachse einen Winkel von 45 . Wird 

 die Luftsaule im Rohr zum Schwingen gebracht, 

 so sucht sich der Spiegel senkrecht zur Rohr- 

 achse zu stellen, wie die Rippen der Kundt'schen 

 Staubfiguren. Das auf ihn ausgeiibte Drehmoment, 

 das mittels Fernrohr und Skala gemessen wird, 

 ist proportional der Energiedichte der Wellen- 

 bewegung. Die Messung ergibt, dafi eine strenge 

 Proportionality zwischen elektrischer und Schall- 

 Energie fur die Tone 512, und 2048 bis zur 

 IO 8 fachen, fur den Ton 218 bis zur IO 7 , 3 fachen 

 Intensitat des Schwellenwertes besteht. 



Eine Reihe von an verschiedenen Personen aus- 

 gefiihrten Messungen zeigt, dafi der zu verschie- 

 denen Zeiten gemessene Schwellenwert ausreichend 

 konstant ist. An einem Beispiel wird gezeigt, 

 wie es auf einfache Weise moglich ist, aus den 

 Messungen die Horscharfe des kranken Ohres in 

 Bruchteilen des gesunden zu berechnen. 



K. Sch. 



Zur Erklarung der wahrend des Krieges 

 haufig beobachteten Zone des Schweigens wird 

 meistens die Hypothese v. d. Borne's (Physikal. 

 Zeitschr. XI, S. 483, 1910) herangezogen. Nach 

 ihr liegt iiber der Stickstoff-Sauererstoff-Atmo- 

 sphare in grofier Hohe eine solche aus Wasserstoff, 

 doch ist zwischen beiden keine scharfe Grenze 

 vorhanden, sondern ein allmahlicher Ubergang 

 findet statt. Von der Erdoberflache ausgehende 

 Schallstrahlen werden in der Ubergangsschicht 

 stetig vom Lote weggebrochen, so dafi sie eine 

 gegen die Erde konkave Bahn beschreiben. Dort 

 wo sie wieder die Erdoberflache erreichen, liegt 

 die aufiere Zone abnormer Horbarkeit, wahrend 

 die Zone des Schweigens sich unterhalb der hochsten 

 Wolbung der Schallstrahlen befindet. In der 

 Physikal. Zeitschr. XVII, S. 31 (1916) bringt Fr. 

 N 6 1 k e eine Reihe schwerwiegender Bedenken 



