Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



übei die 



Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XXIII. Jahrg. 



13. Februar 1908. 



Nr. 7. 



i: 



w. 



0. Somville: Über seismische Apparate und 



Fern beben. (Annuaire astronomique de l'observatoire 

 loyale de Belgique pour 1907, S. 435 — 519.) 

 Wiechert: Übersicht über die registrie- 

 renden Seism ometer der Station Göttin- 

 gen. (Nachr. der Kg], Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1906, 

 S. 376—380.) 



H. Hobbs: Über einige Prinzipien der 

 seismischen Geologie. (Gerlands Beiträge zur 

 Geophysik 1907, Bd. VIII, S. 219—292.) 

 Bulletin of the Imperial Earthquake Investi- 

 gation Committee. (Tokyo, Japan, 1907, Vol. I, 

 Nr. 1 u. 2.) 



(Fortsetzung.) 



Zur Registrierung der Erdbeben bedient man sich 



der Pendelapparate. Hängt man einen langen, dünnen 



Draht, der als Pendellinse oder stationäre Masse ein 



schweres Gewicht trägt, an einem massiven, isolierten 



bestehendes und schwer entzifferbares Diagramm 

 erhalten. Sollen die Vertikalpendel hochempfindlich 

 sein, so muß der Pendeldraht sehr lang genommen 

 werden und der ganze Apparat sehr große Abmessun- 

 gen erhalten. Dies ist nicht der Fall bei den 

 Horizontalpendeln. Die sehr einfache Konstruktion 

 derselben ist aus Fig. 5 zu ersehen. Ein schweres 

 Gewicht G sitzt auf dem starren Arm A, dessen 

 unteres Ende eine Stahlspitze bildet, die sich auf ein 

 Achatnäpfchen des Pfeilers oder Stativs stützt. 

 Damit das Gewicht G in seiner Lage bleibt, wird es 

 durch den Draht F gehalten, und durch Verlängerung 

 und Verkürzung des Drahtes F kann man die Schwin- 

 gungsperiode des Pendels beliebig verändern. Ebenso 

 wie eine Tür nur in jeder beliebigen Lage stehen 

 bleibt, solange der Türpfosten vollkommen vertikal 

 steht, aber bei der geringsten Neigung des Pfostens 



Fig. 7. 



'""' _. 



1 



*»*»»i"P«W!S»' 



TV^W, 



SV,*>J 



Steinpfeiler auf, so wird dieses Pendel bei jeder Gleich- 

 gewichtsstörung in Schwingungen geraten. Macht man 

 das Pendel gegen äußere Einflüsse durch Dämpfung 

 möglichst unempfindlich, so wird es nur die Erschütte- 

 rung des Pfeilers in seinen Bewegungen widerspiegeln. 

 Die entstehenden Pendelschwingungen werden durch 

 eine unter dem Pendelgewicht angebrachte feine Spitze 

 auf einem berußten Papierstreifen in ihrer zeitlichen 

 Aufeinanderfolge registriert, indem ein Uhrwerk den 

 Papierstreifen unter der Pendelspitze kontinuierlich 

 fortzieht. Vielfach erfolgt die Registrierung auch 

 durch die Reflexion eines Lichtstrahles, der von 

 einem an dem Pendel angebrachten kleinen Hohlspiegel 

 auf einen Streifen photographischen Entwickelungs- 

 papiers geworfen wird. Bei Aufzeichnung der 

 Schwingungen auf einer festliegenden Tafel würde 

 man nur ein aus vielfach sich kreuzenden Linien 



nur in einer bestimmten Stellung die Ruhelage ein- 

 nimmt, so wird auch jede kleinste Änderung in der 

 Drehungsachse bei den Horizontalpendeln eine Än- 

 derung der Gleichgewichtslage des Pendels herbei- 

 führen. Auf diese Weise lassen sich noch Neigungen 

 der Vertikallinie bis auf 0,001" wahrnehmen. 



Bei einer anderen Form, den Horizontalleicht- 

 pendeln (Fig. o), ist die Drehungsachse AB etwas 

 gegen die Vertikale geneigt und das verhältnismäßig 

 kleine Gewicht G durch zwei feste Arme mit den 

 Enden der Drehachse verbunden. Es ist ohne 

 weiteres klar, daß dieses Pendel um seine augen- 

 blickliche Gleichgewichtslage um so langsamer 

 schwingt, je kleiner der Winkel w genommen wird. 



Die Bewegungen des Erdbodens versetzen nicht 

 alle Pendel in gleicher Weise in Mitschwingungen. 

 Je nach der Übereinstimmung oder Nicbtübereiu- 



