654 XXIII. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1908. Nr. 51. 



Methode fortgesetzt. Es bestätigt sich das bereits an- 

 gezeigte Dichtigkeitsmaximum von Quarzglas bei einer 

 Temperatur unter 0° an einer Probe anderer Herkunft 

 als früher, wie auch Quarzglas aus verschiedenen Fabri ka- 

 tionsbetrieben stammend zwischen und 100° gleiche 

 Ausdehnung ergab. Dagegen zeigte Platin verschiedener 

 Vorbehandlung zwischen — 190° und Zimmertemperatur 

 verschiedene Ausdehnung , ein Verhalten , das noch 

 weiterer Untersuchung bedarf. Mit Hilfe des Fi ze au- 

 schen Dilatometers wurde endlich der Brechungsexponent 

 des Heliums neu zu 1,000 034 bestimmt. Eine Dispersion 

 war im sichtbaren Spektrum nicht nachweisbar. Die 

 Untersuchung der spezifischen Wärme von Stickstoff, 

 Kohlensäure und Wasserdampf bei Atmosphärendruck 

 konnte bis 1400° durchgeführt werden. Ferner wurde die 

 Bestimmung des Sättigungsdruckes des Wasserdampfes 

 oberhalb 100° nach der dynamischen Methode in Angriff 

 genommen. Hierbei kam ein neu aufgestelltes, 12 m 

 langes Quecksilbermanometer zur Verwendung, das von 

 dem Untergeschoß durch drei Stockwerke des Observa- 

 toriums bis unter das Dach reicht. Der offene Schenkel 

 besteht aus einem Stahlrohr von 7 mm Weite, das in 

 Zwischenräumen von 2 m durch Anstiche unterbrochen 

 wird , an denen das Quecksilber in 2 in lange Glas- 

 röhren gelassen werden kann. Diesen entlang laufen 

 in Millimeter geteilte Maßstäbe aus Spiegelglas, an denen 

 sich der Stand der Kuppe bis auf 0,1 mm beobachten 

 läßt. Endlich wurden die Versuche über das Setzen von 

 Mauerwerk weiter fortgeführt. 



In der elektrischen Hauptgruppe wurden zunächst 

 die alljährlichen Vergleichuugen zwischen den Normalen 

 und Kopien des Ohm durchgeführt, die keine Änderung 

 der einzelnen Etalons ergaben. Weitere Versuche be- 

 ziehen sich auf das Studium der Normalelemente , des 

 Silber voltameters, wobei eine Verfeinerung der Wägungen 

 angestrebt und erreicht wurde, endlich eines neuen Dreh- 

 spulengalvanometers. Besondere Untersuchungen sind dem 

 Bolometer gewidmet , für welches sich die Montierung 

 im Vakuum sowohl wegen der ruhigeren Einstellung 

 als auch wegen gesteigerter Strahlungsempfindlichkeit 

 als vorteilhaft erwiesen hatte, ferner der Analyse der 

 Stickoxyde durch ihre Absorptionsspektra im Ultrarot, 

 der Ozonisierung durch stille Entladung, sowie schließlich 

 der Ausbildung einer Methode zur Erzeugung spiegeln- 

 der Metallschichten von hohem Reflexionsvermögen mittels 

 Kathodenzerstäubung. 



In der dritten Hauptgruppe der ersten Abteilung 

 der Reichsanstalt wurden die Untersuchungen über die 

 Struktur feinster Spektrallinien mit Hilfe einer neuen 

 planparallelen Platte von 1 cm Dicke und 30 cm Länge 

 fortgesetzt und ergaben über die Linien von Quecksilber, 

 Wismut, Blei, Silber, Thallium und Kupfer wichtige Auf- 

 schlüsse. Die weitere Untersuchung der Anodenstrahlen 

 führte zu einer Darstellungsmethode derselben, an Hand 

 deren man besonders lichtstarke und dauernde Er- 

 scheinungen erhält. Die magnetische und elektrische Ab- 

 lenkung, sowie der sog. „Doppler -Effekt" wurden an 

 diesen Strahlen konstatiert. Weitere Arbeiten der Gruppe 

 beziehen sich auf die Untersuchung der Fluoreszenz- 

 farben des Glases sowie die Messung von t/ti. 



Der größte Teil der Arbeiten der zweiten, technischen 

 Abteilung ist naturgemäß wieder laufenden Prüfungen 

 gewidmet, die gegen das Vorjahr eine langsame weitere 

 Steigerung erfahren haben; indessen ist es mißlich, aus 

 den bloßen Zahlen der Prüfungsaufträge auf die hierauf 

 verwendete Arbeit zu schließen, da die einzelnen Aufträge 

 selbstverständlich recht ungleicher Natur sind. Neben 

 den laufenden Prüfungen sind aber auch eine lveihe 

 wissenschaftlicher Untersuchungen ausgeführt, die all- 

 gemeineres Interesse besitzen. 



Derartige Arbeiten waren im Präzisionsmechanischen 

 Laboratorium auf die Längenänderungen von gehärtetem 

 Stahl gerichtet, ferner auf die Untersuchung von Stimm- 

 gabeln , auf Bestimmungen von spezifischen Gewichten, 



auf Untersuchungen von Tachometern (Geschwindigkeits- 

 messern), von Kreisteilungen u. a. m. 



Die Arbeiten des Elektrischen Starkstromlaboratoriums 

 waren zu einem großen Teile der Erweiterung des Labo- 

 ratoriums gewidmet. Von wissenschaftlichen Arbeiten 

 seien genannt, die Messung schwacher Wechselströme, 

 die Konstruktion eines Quadrantelektrometers, Ver. uche 

 über die elektrolytische Ventilwirkung bei Gleichstrom und 

 Wechselstrom, Selbstinduktionsmessungen mit Wechsel- 

 strömen hoher Frequenz, Ausbildung einer Methode zur 

 Messung kleiner Selbstinduktionskoeffizienten , Auf- 

 stellung einer Wellenlängenskale elektrischer Schwin- 

 gungen, Messung von Kapazitäten und Selbstinduktionen 

 mit elektrischen Schwingungen , sowie Versuche mit un- 

 gedämpften elektrischen Schwingungen. 



Das Schwachstromlaboratorium beschäftigte sich außer 

 mit den laufenden Prüfungen mit der Untersuchung von 

 Trockenelementen, ferner in Gemeinschaft mit Abt. I 

 von Normalelementen und dem Silbervoltameter , endlich 

 sehr eingehend mit den Änderungen, welche Draht- 

 widerstände in Abhängigkeit von der atmosphärischen 

 Feuchtigkeit erleiden. 



Dem Referat für die Elektrischen Prüfämter lag die 

 Kontrolle der zurzeit im Reiche bestehenden sieben Prüf- 

 ämter (neu hinzugekommen Bremen) ob. Im Berichts- 

 jahre wurden ferner sieben neue Zählersysteme zur Be- 

 glaubigung neu zugelassen. 



Das Magnetische Laboratorium beschäftigte sich mit 

 der Vergleichung von Untersuchungsmethoden für mag- 

 netische Materialien , weiter mit Versuchen über die 

 Gleichmäßigkeit gewalzten Materials, über die Änderungen 

 der magnetischen Eigenschaften des Stahlgusses nach dem 

 Ausglühen , sowie endlich über den Einfluß der chemi 

 sehen Zusammensetzung und thermischen Behandlung 

 auf die magnetischen und elektrischen Eigenschaften der 

 Eisenlegierungen. 



Das Laboratorium für Wärme und Druck verwendete 

 neben den sehr umfangreichen laufenden Prüfungsarbeiten 

 einen großen Teil seiner Arbeitskraft auf die Verbesse- 

 rung der Methoden zur Messung hoher Temperaturen 

 (Thermoelemente , Platinthermometer , Gesamtstrahlung 

 und optische Pyrometrie allgemein, Segerkegel). Daneben 

 lief die Untersuchung an Manometern, sowie an Appa- 

 raten zur Prüfung der Mineralöle usw. 



Aus dem Optischen Laboratorium sei die Beteiligung 

 an den Arbeiten der Internationalen Lichtmeßkommission 

 erwähnt, welche auf Grund der in verschiedenen Ländern 

 (Deutschland, England, Frankreich) ausgeführten, ver- 

 gleichenden photometrischen Messungen folgende Ver- 

 hältniszahlen annahm : 



Carcel = 10,75 Hv, 

 10 Kerzen-Pentanlampe = 10,95 „ , 

 10 Kerzen-Pentaulampe = 1,020 Carcel. 



Umfassende Arbeiten des Laboratoriums beziehen sich 

 endlich auf die Prüfung von Quarzplatten sowie die 

 Ausmessung der Planheit von Platten. 



Zu den Aufgaben des Chemischen Laboratoriums ge- 

 hören unter anderem Untersuchungen über die Verwitte- 

 rung optischen Glases, über Schmelzgeräte für reines 

 Eisen , über die Wirkung alkalischer Schmelzen auf 

 Platin und über die Verunreinigung , die Platin durch 

 Leuchtgas erfährt. Die Zerstörung des Platins durch 

 Leuchtgas scheint durch minimale Verunreinigungen 

 verursacht zu werden, welche dem Platin durch den 

 Walzprozeß zugeführt werden. In Gemeinschaft mit der 

 Werkstatt wurden die Versuche über die Verbesserung 

 der Vorschriften für die Metallbeizung weiter fortgeführt. 



Die Veröffentlichungen der Reichsanstalt und ihrer 

 Beamten erreichen im Berichtsjahre die Zahl 50, deren 

 30 amtlichen Charakters sind. Scheel. 



