346 UVRES DE PASTEUR 



lavages;'), muni (l'un siphon ferm par une pince de Mohr; deux serviettes, 

 liniques morceaux de vieux linge de toile fine; un flacon d'eau distille 

 ou d'eau de pluie; une table d'assez grande dimension, de couleur sombre 

 et surtout assez massive, afin qu'elle ne soit pas branle au moindre choc; 

 enfin un sige solide, sans bras, pour laisser au corps l'entire libert des 

 mouvements, tels sont les objets indispensables pour faire des observations 

 suivies. 



Axant de commencer, on s'assure d'abord que tous les objets placs 

 sur la table sont d'une parfaite propret. En second lieu, on doit s'occuper 

 de l'clairage, car c'est chose trs essentielle pour la prcision des obser- 

 vations et surtout pour mnager l'organe de la vue( 2 ). 



La tahle est place en face d'une croise, assez loin pour qu'on puisse 

 en manuvrer volont les volets, que l'on ferme de manire ne laisser 

 pntrer dans l'appartement que juste la lumire ncessaire. Le micro- 

 scope tant pos sur la partie gauche de la table, on regarde travers 

 l'oculaire pendant que l'on fait mouvoir le rflecteur jusqu' ce que le 

 champ visuel soit clair ( 3 ). Le rservoir d'eau se place droite et devant 

 l'observateur, les autres objets sont disposs de manire qu'ils puissent 

 tre saisis et manis commodment. 



Aprs s'tre ainsi install, on peut commencer observer. On saisit 

 donc un papillon, l'aide des ciseaux on lui enlve les ailes que l'on jette 

 dans la terrine, place terre sous le siphon, et on le met dans le mortier 

 avec quelques gouttes d'eau ( 4 ), puis on le broie soigneusement. Cela fait, 

 on dpose, avec le pilon, sur une lame de verre, une gouttelette du liquide, 

 assez petite pour i/ne la lamelle place par-dessus puisse ht recouvrir enti- 

 rement sans la /'aire dborder. La prparation ainsi dispose est porte sur 

 la platine du microscope. On place alors l'il l'oculaire, et, saisissant 

 d'une main le tube des lentilles ( 5 ), on l'abaisse, en le faisant tourner clans 

 sa douille, jusqu' ce qu'on voie apparatre assez distinctement les dbris 

 du papillon contenus entre les deux lames de verre. Pour mettre au point, 

 c'est--dire pour obtenir une image distincte, il faut abandonner le tube 

 et faire mouvoir la vis de rappel dans un sens ou dans l'autre, jusqu' ce 

 que limage soit parfaitement nette ( 6 ). A ce moment on aperoit dans le 



1. Les cruches ordinaires dont on se sert dans les campagnes sont lis commodes pour 

 ce1 usa^e. Le tube en caoutchouc, plac dans le goulot de la cruche, se maintient trs bien 

 dans celle position: il est ainsi port ru avant, et rend l'opration trs facile. 



J. L'emploi d'un cran adapt au microscope etflx l'instrument par un cordon lastique 

 est fort commode et trs utile: nous ne saurions trop en recommander l'usage. 



'. Il importe d'viter de l'clairer trop vivement, ce qui fatiguerait bientt les veux. Un 

 ciel un peu nuageux est une circonstance trs favorable; dans ce cas le miroir de l'instrument, 

 dirig vers un nuage blanc, renvoie gnralement une lumire trs convenable. 



'i. 11 est bon de s'habituer mettre toujours dans le mortier la mme quantit d'eau, afin 

 d'avoir des observations comparatives. L'eau qui reste naturellement aprs chaque lavage est 

 bien suffisante, si l'on n'a pas laiss le mortier s'goutter et s.- scher plus ou moins. 



i. Nous avons dj dit qu'il fallait un grossissement d'au moins 400 diamtres. Dans les 

 microscopes distribus par le dpartement (construits par Nachet, fabricant d'instruments de 



i ' cision Paris , le grossissement donn par l'oculaire n 3 et l'objectif n 5 est le plus con- 

 sidrable; c'est celui qu'il convient d'adopter pour le genre d'observations dont il s'agit. 



6 ( hi n'\ arrive pas du premier coup lorsqu'on n'est pas familiaris avec le maniement du 

 microscope. Il est souvent ncessaire, soit de dplacer encore l'instrument ou le miroir, soit 

 d'essayer diverses ouvertures du diaphragme. Mais avec un peu d'habitude, on trouve bien 

 vite la position la plus favorable de l'instrument et de toutes ses parties. 



