Naturwissenschaftliche Wochenschrift 



N. F. II. Nr. 6 



leicht zu beschaft'en sind , so ist die Anordnung uberall 

 ausfiihrbar, wo man sie benotigt resp. gebrauchen will. 

 \V. G. 



Bedeutende Verbesserungen hat die Photometric seit 

 einigen Jahren clurch die Konstruktion eincs Photometers 

 von O. Lu miner und E. Brodhun erfahren. 



Das einzige Photometer, das wir bisher besassen, ist 

 das bekannte Bunsen'sche Fettfieckphotometer. Die An- 

 ordnung desselben ist aus Fig. I ersichtlich; L ist eine 



\F 



Fig. i. 



Lichtflamme oder besser die als Einheit fur die Licht- 

 messung gewahlte Hefnerkerze, F ein Fettfleck mit 

 moglichst scharfen Randern auf einem Papierblatt, R die 

 Lichtquelle , deren Intensitat gepriift werden soil. Lasst 

 man L allein brennen, so erscheint dem Auge bei der 

 Fettfleck hell auf dunkelm Grunde, lasst man R allein 

 brennen, so erscheint er dunkel auf hellem Grunde. Man 

 lasst nun beide Lichtquellen zugleich leuchten und stellt 

 R so ein, dass der Fettfleck weder hell auf dunkelm, noch 

 dunkel auf hellem Grunde erscheint; dann ist die beider- 

 seitig auffallende Lichtintensitat gleich gross und sie lasst 

 sich leicht berechnen aus der Proportion J : J^ = LF 2 : FR-. 

 Dieses zwar sehr einfache Photometer hat den Nach- 

 teil der Ungenauigkeit und Unsicherheit, die namentlich 

 bei nicht grosser Verschiedenheit der Intensitaten der zu 

 vergleichenden Lichtquellen besonders erheblich sind. Diese 

 Uebelstande scheint das neue Photometer berufen zu be- 

 seitigen. 



A H. 



Fig. 2. 



Dasselbe besteht aus zwei rechtwinkligen Glasprismen 

 A und B, die sich in der ausserst sorgfaltig plan geschliffe- 

 nen Flache n o beriihren. C und D sind 2 Mattscheiben, 

 hinter denen sich die beidcn zu vergleichenden Licht- 

 quellen L und A" befmden. Der Yorgang ist nun folgen- 



der : Die von L kommenden Lichtstrahlen , welche die 

 Flache no treffen, gehen ungehindert hindurch und ent- 

 werfen mit Hilfe der Linse S ein vergrossertes Bild o^ >i t 

 auf einem Projektionsschirm. Dagegen werden alle iibrigen 

 durch das Prisma A gelangenden Lichtstrahlen an den das 

 Prisma B nicht beriihrenden Flachen total reflektiert. 



Die von R auf das Prisma B fallenden Strahlen gehen 

 zum Teil wiederum durch n o hindurch, der andere Teil wird 

 aber von den Flachen in n und op total reflektiert und 

 erzeugt gleichfalls auf dem Schirm durch die Linse S ein 

 vergrossertes Bild /j ;;/,. Die Intensitat der beiden in- 

 einandergeschachtelten Bilder/, m l und o^ ;/, hangt offen- 

 bar von der Entfernung und Intensitat der verwendeten 

 Lichtquellen ab. Man stellt nun so ein, dass beide Felder 

 gleich hell erscheinen, alsdann erfolgt die Berechnung der 

 Intensitat wie beim Bunsen'schen Fettfleckphotometer. 

 Mit Riicksicht darauf, dass hier ,,auf Gleichheit der Bilder 

 eingestellt wird", nennen die Erfinder ihren Apparat 

 ,,Gleichheitsp bolometer". An die Stelle der Pro- 

 jektion kann natiirlich auch subjektive Beobachtung treten. 



Lasst schon dieses Photometer eine viel grossere 

 Genauigkeit als das Bunsen'sche zu, so lasst sich dieselbe doch 

 noch durch eine geringfiigige Modifikation in der Apparats- 

 anordnung steigern. Diese Modifikation lauft darauf hin- 

 aus, auf einem gleichmassig erleuchteten Felde (Fig. 3) / 





Fig. 3- 



und r die Kontraste der durch die Prismen erzeugten 

 Bilder R und L zu vergleichen (daher ,,Kontrastphotometer"). 

 Nach Angabe der Erfinder soil diese Anordnung eine 

 Genauigkeit der Messung bis auf l / i / gestatten. 



Dem obigen fiigen wir noch kurz hinzu, dass neuer- 

 dings der Photometric ganz neue Wege eroffnet zu wer- 

 den scheinen durch die Methode der sogenannten licht- 

 empfindlichen galvanischen Elemente, die ich in einem 

 spateren Artikel in dieser Zeitschrift (auch mit Bezugnahme 

 auf die Photometric) ausfuhrlicher besprechen werde. 

 W. G. 



Biicherbesprechungen. 



Veroffentlichungen des Instituts fur Meereskunde und 

 des Geographischen Instituts an der Universitat Berlin. 

 Herausgegeben von deren Direktor Ferdinand Frei- 

 herr v. Richthofen. 



a) Heft i. Marz 1902. Deutsche Siidpolarexpedition 

 auf dem Schiff ,,Gauss" unter Leitung von Erich von 

 I > r y g a 1 s k i. Bericht iiber die wissenschaftlichen Arbeiten 

 auf der Fahrt von Kiel bis Kapstadt, n. August bis 

 27. November 1901 und die Errichtung der Kerguelen- 

 station mit Beitragen von Bidlingmaier, v. Drygalski, 

 Enzensperger, Gazert, Philippi, Ruser, Stehr, 

 Vanhoffen, Werth, mit einer Textskizze, drei Ab- 

 bildungen und vier Beilagen in Steindruck. - - Preis 3 Mk. 



b) Heft 2. August 1902. Deutsche Siidpolarexpedition 

 auf dem Schiff ,,Gauss" unter Leitung von Erich von 

 Drygalski. Bericht iiber die wissenschaftlichen Arbeiten 

 auf der Fahrt von Kapstadt bis zu den Kerguelen 2 7. Nov. 

 1901 bis 2. Januar 1902 und die Thatigkeit auf der 



