880 



Mikroskopische Technik 



monochromatischem Licht sowie bei der 

 Mikroprojektion und bei vielen mikrophoto- 

 graphischen Arbeiten mussen Lichtquellen 

 von starkerer Leuchtkraft, wie elektrisches 

 Gliihlicht oder Bogenlicht verwendet werden; 

 auch Azetylenlicht und intensives Gas- 

 gliihlicht konnen in manchen Fallen mit 

 Erfolg benutzt werden. Als Lichtquelle 

 von hochster Leuchtkraft komrat natiirlich 

 das direkte Sonnenlicht in Betracht. 



Ueber die richtige Auswahl der Licht- 

 cjuelle flir bestimmte Beobachtungsmethoden 

 lassen sich kaum allgemeine Vorschrit'ten 

 geben, es muB deshalb auf die Literatur 

 und besonders auf die Gebrauchsanweisungen 

 hingewiesen werden, die die optischen Werk- 

 statten den von ihnen verfertigten besonderen 

 Beleuchtungseinriclitungen beigeben. 



Die Ausdehnung und die Lage der Lidit- 

 quelle bestimmen die GroBe des Oeffmmgswinkels 

 der nach den einzelnen Objektpunkten hin- 

 zielenden Strahlenbiischel. Win! der korperlirhe 

 Winkel, den dieser Oeffmmgswinkel darstellt, 

 mit ro, der Neigungswinkel, den die Achse des 

 Biischels mit der Objektebene bildet, mit 

 cc (vgl. Fig. 1) und die Leuchtkraft der Licht- 



Fig. 1. 



quelle mit J bezeichnet, so gilt ganz allgemein 

 fiir die Beleuchtungsstarke S, die die Flachen- 

 einheit des Objektes empfJingt, die Gleichung: 

 S= Ja sin a. 



Die Starke der Beleuchtung in der Objekt- 

 ebene wiirde also ein Maximum erreichen, wenn 

 a=90 und ra zu einer vollen Halbkugel wird. 

 Dies ware bei direkter Bestrahlung des Objekts 

 nur moglich, wenn die Lichtquelle sehr ausgedehit 

 ware oder wenn sie dicht an das Objekt heran- 

 gebracht werden konnte, was aber ausgeschlossen 

 ist. Dagegen ist es in sehr vielen Fallen moglich, 

 durch besondere Einrichtungen ein Bild der 

 Lichtquelle zu erzeugen, von dem aus Strahlen- 

 biischel bis zu 180 Oeffnungswinkel nach dem 

 Objekt hin verlaufen. Da jede primare Licht- 

 quelle durch eine andere Flache ersetzt gedacht 

 werden kann, die als eine Zentralprojektion 

 der leuchtenden Flache selbst anzusehen ist, 

 und der man Punkt fiir Punkt ihre Leuchtkraft 

 ubertragen darf, so erhalt man also in dem durch 

 Zentralprojektion entstandenen Bilde eine vollig 

 aquivalente Lichtquelle, wenigstens wenn man 

 von alien durch Absorption, Spiegelung und 

 Brechung entstandenen Verlusten an Leucht- 

 kraft absieht. Kann die Lage dieses Bildos 

 so geregelt werden, daB von ihm aus Beleuch- 

 tungsbiischel mit einem Oeffnungswinkel bis 

 zu 180 nach dem Objekt verlaufen, so lafit 

 sich dann durch geeignete Blendeneinrichtungen 

 aus dem ganzen eine voile Halbkugel ausf iillenden 

 Biischel jedes einzelne Teilbiischel von beliebigem 



Oeffnungswinkel, beliebiger Neigung und Rich- 

 tung wirksam machen. 



ib) Beleuchtung mit durchfallen- 

 dem Licht. Die meisten mikroskopischen 

 Objekte sind so beschaffen, daB sie mit 

 durchfallendem Licht beleuchtet werden miis- 

 sen. Bei der gewohnlichen snbjektiven Be- 

 obachtung wird die Strahlung der Licht- 

 quelle zimachst durch einen Spiegel nach 

 dem Objekt hingeleitet. Befindet sich 

 zwischen Spiegel und Objekt kein weiterer 

 Apparat, so konnen die Oeffnungswinkel 

 der beleuchtenden Biischel eine durch die 

 GroBe des Spiegels und durch seine Ent- 

 fernung vom Objekt bestimmte Grenze nicht 

 iiberschreiten. Dabei ist es ganz gleich- 

 giiltig, ob der Spiegel eben oder gekriimint 

 ist. Um das Maximum des moglichen Oeff- 

 nungswinkels zu erreichen, muB allerdings 

 bei einem ebenen Spiegel eine ausgedehntere 

 Lichtquelle zur Verfiigung stehen, als bei 

 ! einem Hohlspiegel. Soil mit Buscheln ge- 

 ringerer Oeffnung beleuchtet werden, so 

 miissen geeignete Blenden zwischen Spiegel 

 und Objekt eingeschaltet werden. Soil 

 schiefe Beleuchtung angewandt werden, so 

 muB der Spiegel aus der Achse des Mikro- 

 skops herausbewegt werden. 



Die Beleuchtung mit Spiegel allein wird 

 jetzt nur noch an den kleineren Mikro- 

 skopen benutzt, oder wenn es sich darum 

 handelt, ausgedehnte Objekte mit ganz 

 schwachen VergroBerungen zu betrachten. 

 Etwa no'tig werdende Abblendungen werden 

 durch sogenannte Scheiben- und Zylinder- 

 blenden vorgenommen, die an der Unter- 

 seite der Objektische angebracht werden 

 konnen. Bei alien groBeren Mikroskopen 

 schaltet man jetzt zwischen Spiegel und 

 i Objektebene Linsensysteme besonderer 

 ! Konstruktion , Kondensoren, ein. 

 ; Dadurch wird es moglich, die Oeffnungs- 

 winkel der Beleuchtungsbiischel beliebig zu 

 vergroBern, selbst bis zum Maximum von 

 fast 180. Figur 2 zeigt, wie nun entweder 

 das ganze Biischel (a) oder jedes Teilbiischel 

 von beliebiger Oeffnung, Neigung und Rich- 

 tung (b und c) durch einen geeigneten 

 Blendenapparat herausgeschnitten und zur 

 Beleuchtung verwendet werden kann. Dies 

 ist das Prinzip des Abbeschen Beleuch- 

 tungsapparates. 



Die mechanische Einrichtung des Apparates 

 ist so beschaffen, daB verschiedene Kondensor- 

 systeme dicht unterhalb der Objektebene ein- 

 geschaltet werden konnen. Der Oeffnungs- 

 winkel der beleuchtenden Biischel wird durch eine 

 | Irisblende geregelt, die dem sogenannten Dia- 

 phragmentrager aufsitzt. Die Mitte der Blende 

 kann beliebig exzentrisch (Fig. 2c) gestellt und 

 auBerdem um die Achse des Mikroskops gedreht 

 werden. Von der Wirkung des Apparats iiber- 

 zeugt man sich am besten dadurch, daB man 

 nach Einstellung auf das Objekt das Okular 



