Mikroskopische Technik 



ssl 



aus dem Tubus nimmt und mit freiem Auge 

 auf das Objektiv herabblickt. Man sieht dann 

 ein Bildchen der Irisblendenofiming, das voni 

 Kondensor und Objektiv entworfen wird, und 

 an dessen Grofie und Lage man sofort die Art 

 der Beleuchtung erkennen kann. Da in vielen 

 Fallen das mikroskopische Bild wesentliche 

 Verschiedenheiten zeigt, \venn die Beleuchtung 

 verandert wird, so 1st es dringend zu empfehlen, 

 daB man sich stets in dieser einfachen Weise 

 iiber die wirksame Beleuchtung Klarheit ver- 

 schafft. 



geniigend groljrs Bild der eigentlichen Licht- 

 quelle in der Xiilie des Diaphragmentrjigers des 

 Beleuchtungsapparates entwirft. Eine solche 

 Linse nennt man nach dem Vorgang von A. 

 Kohler einen Kollektor. Die mit dem Kol- 

 lektor vereinigte Irisblende inuB in einer ganz be- 

 stimmten Entfernung vom Mikrosknp stehen, 

 damit ein Bild ihrer Ueffnung durch die Linseii 

 des Kondensors in der Objektebene entworfen 

 werden kann. Auf diese Weise ist es erstens 

 moglich, das Sehfeld gleichmaflig hell zu be- 

 leuchten und zweitens die Ausdehnung dieses 











J 



J 





Fig. 2. Objektebene. J J Ebene der Irisblende. 



AuBer der Beleuchtungsstarke an den 

 einzelnen Objektpunkten ist nun noch von 

 Wichtigkeit, welche Ausdehnung das er- 

 leuchtete Sehfeld hat. Bei der Beobachtung 

 im Mikroskop soil das ganze Sehfeld mog- 

 lichst gleichmaBig hell sein. Bei starken 

 VergroBerungen ist das Sehfeld nur klein, 

 die Ausdehnung der erleuchteten Flache 

 braucht deshalb ebenfalls nur geriug zu 

 sein; bei schwachen VergroBerungen ist das 

 Sehfeld im allgemeinen bedeutend groBer und 

 es muB deshalb auch eine groBere Flache 

 gleichmaBig hell sein. Es ist zwar aus be- 

 stimiuten Grimden erwimscht und in manchen 

 Fallen sogar notwendig, daB nur das eigent- 

 liche Sehfeld erleuchtet wird und die Um- 

 gebung dunkel bleibt, doch laBt sich das 

 nur erreichen, wenn man das reelle Bild 

 einer hellen Flache in der Objektebene er- 

 zeugen und auBerdem die Ausdehnung dieser 

 Flache beliebig verandern kann. 



Bei der gebrauchlichen Konstruktion des 

 Abbeschen Beleuchtungsapparates ist dies 

 moglich, wenn vor dem Mikroskop eine groBere 

 Irisblende angebracht wird, durch deren Oeffnen 

 und Schliefien der Durchmesser der hellen Flache 

 im Sehfeld innerhalb welter Grenzen beliebig 

 verandert werden kann. Diese Irisblende wird 

 am besten mit einer groBeren Beleuchtungslinse 

 kombiniert, die so beschaffen ist, daB sie ein 



Feldes ganz entsprechend den angewandten Ver- 

 groBerungen zu wiihlen. 



ic) Beleuchtung mit auffallendem 

 Licht. Die mikroskopische Untersuchung 

 undurchsichtiger Objekte, wie Metalle, Mine- 

 ralien u. dgl. erfordert Beleuchtung mit 

 auffallendem Licht. Bei ganz schwachen 

 VergroBerungeu ist meist zwischen Objekt 

 und Objektiv ein groBer Zwischenraum vor- 

 handen, so daB das Objekt direkt von einer 

 geeigneten Lichtquelle bestrahlt werden kann ; 

 auch kann meist in diesen Fallen die Be- 

 leuchtungsstarke noch durch eine passende 

 zwischen Lichtquelle und Objekt aufgestellte 

 Sammelliuse erhoht werden. Bei Beobachtung 

 mit starkeren Objektiven ist ein solches Ver- 

 fahren wegen des sehr geringen freien Objekt- 

 abstandes nicht anwendbar. Man benutzt 

 in diesen Fallen die Linsen des abbildeuden 

 Objektivs zugleich als Kondensor. Die 

 von eiuer seitlich aufgestellten Lichtquelle 

 ausgehenden Beleuchtungsbuschel werden an 

 einer iiber dem Objektiv angebrachten reflek- 

 tierenden Planflache durch die Linsen des 

 Objektivs nach dem Objekt geleitet. Fiir 

 die Starke der Beleuchtung ist naturlich 

 auch hier die Leuchtkraft der Lichtquelle 

 und der Oeffnungswinkel der die Objekt- 

 pnnkte treffenden Strahleukegel maBgebend. 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band VI. 



