882 



Mikroskopische Technik 



Da das Objektiv selbst als Kondensor dieut, 

 so konnen die beleuchtenden Biischel im 

 giinstigsten Falle denselben Oeffnungswinkel 

 erhalten wie die abbildenden Biischel, denn 

 das Objektiv kann mit seinem ganzen Oeff- 

 nungswinkel fiir die Beleuchtung wie fur 

 die Abbildimg wirksam gemacht werden. 

 Um diese Art der Beleuchtung zu erzielen, 

 benutzt man die sogenannten Vertikal- 

 illuminatoren. Es gibt verschiedene Kon- 

 struktionen dieser Apparate, von denen hier 

 nur die zwei wichtigsten kurz besprochen 

 werden sollen. Man kann zur Reflexion 

 sowohl totalreflektierende Prismen als auch 

 durchsichtige PlanglJiser verwenden, die in 

 einem kleinen Zwischenstiick zwischen Ob- 

 jektiv und unterem Tubusrand einge.fchaltet 

 werden (Fig. 3). Die Objektive miissen 



Fig. 3. p Reflexionsprisma. 



dabei stets so gefaBt sein, daB die oberste 

 Linse dicht an die spiegelnde Flache heran- 

 gebracht werden kann. Diese ,,kurze Fas- 

 sung" der Objektive ist dringend nb'tig, 

 um gewisse sehr storende Reflexe mb'glichst 

 zu vermeiden. Bei Trockensystemen ist 

 auBerdem die Verwendung von Deckglasern 

 auf den Praparaten zu unterlassen, da auch 

 an diesen starke Reflexe zustande kommen, 

 die eine Verschleierung der Bilder herbei- 

 fiihren. DemgemaB miissen die benutzten 

 Objektive nicht bloB kurz gefaBt sein, 

 sondern auch fur die Benutzung ohne Deck- 

 glas korrigiert werden, wenigstens sofern 

 die GroBe ihrer Apertur eine Empfiiidlich- 

 keit gegen die Deckglasdicke bedingt. Homo- 

 gene Oelimmersionen konnen dagegen auch 

 mit Deckglasern verwendet werden, da in 

 diesem Falle die Reflexe an der Oberflache 

 des Deckglases unterbleiben. 



Bei Verwendung eines totalreflektierenden 

 Prismas Vertikalilluminator nach 



N ach e t ( Fig. 3) wird durch dieses die halbe Oef f - 

 nung des Objektivs bedeckt. Fur die Beleuchtung 

 wie fiir die Abbildung kommt somit nur je die 



Halfte der Apertur des Objektivs zur Wirkung, und 

 auBerdem ist die Achse der beleuchtenden wie 

 der abbildenden Biischel gegen die Mikroskop- 

 achse geneigt, es ist also schiefe Beleuchtung 

 vorhanden. \\'ird dagegen als reflektierende 

 Flache eine plane Glasplatte benutzt, so bleibt 

 fiir Beleuchtung und Abbildung die ganze 

 Apertur des Objektivs wirksam und es ist stets 

 gerade oder zentrale Beleuchtung vorhanden. 

 Diese Form des Apparates - - Vertikal illumi- 

 nator nach Beck - ist deshalb vorzuziehen, 

 wenn das Auflosungsvermogen des Objektivs 

 voll ausgenutzt werden soil. Andererseits haben 

 die Plattenilluminatoren den Nachteil, daB durch 

 sie die Intensitat der Beleuchtung betrachtlich 

 vermindert wird, da ein Teil des auf die reflek- 

 tierende Platte fallenden Lichtes durch sie hin- 

 durchgeht und somit fiir die Beleuchtung des 

 Objekts unwirksam wird. Bei den Prismen- 

 illuminatoren ist das Auflosungsvermogen zwar 

 geringer, aber die Bilder sind kontrastreicher. 



Bei den Arbeiten mit Vertikalilluminatoren 

 ist es besonders wichtig, nur so viel von der 

 Oberflache des Objekts zu beleuchten, wie 

 abgebildet werden soil, also nur das fin- 

 die jeweilige VergroBerung in Betracht 

 kommende Sehfeld. Wird eine groBere 

 Flache beleuchtet , so tritt stets eine be- 

 trachtliche Verschleierung der Bilder infolge 

 von storenden Reflexen ein. Es ist also 

 notwendig, hierbei in der schon beschriebenen 

 Weise zu verfahren, namlich ein Kollektor- 

 system mit Irisblende in einer Entfernung 

 von etwa 160 mm vom Tubus aufzustellen, 

 durch das ein Bild der Lichtquelle in der 

 Nahe der reflektierenden Flache liber clem 

 Objektiv entworfen wird. Ein verkleinertes 

 Bild der Irisblende wird dann durch das 

 Objektiv in der Objektebene erzeugt und der 

 Durchmesser dieses Bildchens laBt sich be- 

 liebig verandern. Durch eine zweite Iris- 

 blende, die in der Nahe der reflektierenden 

 Flache angebracht werden kann, laBt sich 

 ganz ahnlich wie durch die Irisblende des 

 Abbeschen Beleuchtungsapparats der Oeff- 

 nungswinkel der beleuchtenden Biischel und 

 somit auch die Starke der Beleuchtung auf 

 dem Objekt verandern. 



Ueber die Beleuchtungseinrichtungen fiir 

 besondere Zwecke vgl. die Abschnitte: ,,Spektral- 

 apparate", ,,Polarisationseinrichtungen", ,,Mikro- 

 photographie und Projektion", ,,Dunkelfeld- 

 beleuchtung und Ultramikroskopie". 



2. Objektive und Okulare. 2a) Ob- 

 jektive. Zur Kennzeichnung eines Objektivs 

 dienen die Angaben iiber seine Aequivalent- 

 brennweite und seine numerische Apertur. 



Aus der Brennweite laBt sich sofort die 

 VergroBerung des Systems bestimmen, und 

 die numerische Apertur gibt das MaB fiir 

 das Auflosungsvermogen und die Lichtstarke. 

 Die lineare VergroBerung ist stets umgekehrt 

 proportional der Brennweite, das Auflosungs- 

 vermogen wachst direkt proportional der 

 numerischen Apertur und die Helligkeit 



