Mikroskopische Technik 



883 



der Bilder nimmt bei sonst gleichen Ver- 

 haltnissen proportional dem Quadrat der 

 numerischen Apertur zu. 



Bezeichnet u den halben Oeffnungs- 

 winkel ties Objektivs, n den Brechungs- 

 exponenten des Mediums (Fig. 4), in dem dieser 

 Winkel verlauft, und a die numerisehe 

 Apertur, so gilt die Gleichung 



a=n sin u. 



Der Wert t'iir a ist also eine Zahl, die 

 je nach dem Wert von n auch grb'Ber als 1 

 werden kann. Bei Trocken- 

 systemen muB a immer 

 kleiner als die Einheit 

 bleiben; bei Immersions- 

 systemen kann a betracht- 

 Fig. 4. lich gro'Ber werden. Die 



bei den jetzt gebrauch- 

 lichen Objektiven vorhandenen Grenzen sind 

 etwa folgende: bei Trockensystemen 0,95, 

 bei Wasserimmersionen 1,25 und bei hoino- 

 genen Immersionen 1,40. 



Es sind z\var mehrere Versuche gemacht 

 \vorden, (lurch Amvendung anderer Iimnersions- 

 fliissigkeiten den Wert von a noch welter zu 

 steigern, so wurde 1889 von Abbe eine Mono- 

 bromnaphthalin-Immersion konstruicrt, bei der 

 die numerisehe Apertur bis auf 1,6 erhoht werden 

 konnte, da der Berechnungsexponent des Mono- 

 bromnaphthalins 1,G6 betragt. Dieses System 

 war zwar keine ,,homogene" Immersion, denn 

 der Brechungsexponent des Glases, aus dem 

 Frontlinse und Deckglaser hergestellt wurden, war 

 et\\as hoher, 1,72, aber der Korrektionszustand 

 kam fast dem elnes Apochromaten nahe. Fur 

 die praktische Verwendung dieser Objektive er- 

 gaben sich jedoch so betrachtliche Schwierigkeiten, 

 daB die regelmiiBige Herstellung schon bald wieder 

 aufgegeben wurde. Fiir die subjektive Beobach- 

 tung ist somit a=l,40 zurzeit die praktisch er- 

 reichbare aufierste Grenze. Bedeutend welter Lafit 

 sich die Grenze fur das Aiiflosungsvermogen 

 hinausschieben, wenn zur Abbildung nicht das 

 sichtbare Licht, sondern ultraviolette Strahlen 

 von sehr kurzer Wellenlange verwendet werden. 

 Allerdings konnen dann die Bilder nicht mehr 

 vom Auge wahrgenommen werden, sondern 

 an die Stelle der Augennetzhaut muB die 

 photographische Platte treten. Naheres hieriiber 

 -iche in dem Abschnitt 5. 



Aus praktischen Griinden werden ge- 

 wohnlich drei Gruppen von Objektivsystemen 

 unterschieden: schwache, mittlere und starke. 

 Unter schwachen versteht man solche, deren 

 Brennweite nicht unter etwa 15 mm herab- 

 geht, und deren numerisehe Apertur 0,30 

 nicht ubersteigt ; die mittleren umfassen 

 die Brennweiten von etwa 4 mm bis 15 mm 

 und die Aperturen von 0,30 bis etwa 0,65, 

 die starken die Brennweiten von 4 mm und 

 weniger und die Aperturen liber 0,65. 

 Die Objektive der ersten Gruppe sind gegen 

 Veriinderungen in der Deckglasdicke und 

 der Tubuslange nahezu unempfindlich; in 

 der zweiten Gruppe macht sich eine solche 



Empfindlichkeit schon recht bemerkbar und 

 in der dritten Gruppe ist sie so stark, daB 

 schon geringe Abweichungen von der vor- 

 geschriebenen Deckglasdicke und Tubus- 

 lange eine sehr betrachtliche Verminderung 

 in der Bildscharfe herbeifiihren. Allerdings 

 gehoren gerade zu den stiirksten Objektiven 

 auch solche, die selbst bei sehr verschicdener 

 Deckglasdicke gleichmaBig gute Bilder geben. 

 Es sind dies die homogenen Immersionen, 

 bei denen die Immersionsflussigkeit fiir eine 

 jnittlere Farbe denselben Brechungsexpo- 

 nenten hat wie das Glas der Frontlinse und 

 das Deckglas. Infolgedessen i'indet vom Ob- 

 jekt bis zur halbkugcligen hinteren Flache 

 der Frontlinse keine Ablenkung der ab- 

 bildenden Blischel statt. Die homogenen 

 Immersionen konnen deshalb auch ganz gut 

 ohne Deckglas benutzt werden, was bei 

 manchen Untersuchungen sogar sehr er- 

 wlinseht ist. Am empfindlichsten gegen 

 Veranderungen in der Dicke der Deck- 

 glaser sind die Trockensysteme und die 

 Wasserimmersionen von hoher Apertur. Ge- 

 ringe Unterschiede lassen sich clurch Ver- 

 anderung der Tubuslange ausgleichen, indein 

 man bei zu dickem Deckglas den Tubus 

 verkiirzt und bei zu diinnem verlangert. 

 Fiir groBere Unterschiede reicht jedoch diese 

 Methode nicht mehr ans; es wird dann 

 notig, innerhalb der Objektive selbst Aende- 

 rungen in dem Abstand zweier Linsengruppen 

 des Systems vorzunehmen. Dazu dienen 

 die sogenannten Korrektionsfassungen. 

 Durch Drehung eines an_der Fassung des 

 Systems angebrachteu 

 Ringes kann die Di- 

 stanzanderung vorge- 

 nommen werden, und 

 die an einer Teihmg 

 ablesbare Stellung des 

 Ringes gibt die Deck- 

 glasdicke an, fiir die 

 das Objektiv jeweils 

 korrigiert ist (Fig. 5). 

 In der Regel lassen die 

 Korrektionsfassungen 

 ! eine Einstellung fiir 

 Dicken von 0,1 bis 

 0,2 mm zu. 



Die richtige Handhabung dieser Einrichtungen 

 ist fiir die Bildscharfe von groBter Wirhtigkeit. 

 Sehr oft wird die Leistungsfiihigkeit solcher 

 Systeme mit Unrecht unterschiitzt, well viele 

 Mikroskopiker iiber die Einwirkung der Deck- 

 glasdicke und die Handhabung der Korpektions- 

 einriclitungen nicht geniigend unterrichtet sind. 

 Es ist hierin auch wohl der Grund dafiir zu 

 suchen, daB sich die homogenen Immersionen 

 so grofier Beliebtheit erfreuen, selbst fiir Unter- 

 suchungen, fiir die die Benutzung dieser teurer, 1 

 Systeme gar nicht notwendig ware. Ihre Un- 

 empfindlichkeit gegen die Deckglasdicke er- 

 moglicht allerdings ein bequenieres Arbeiten, aber 



56* 



Fig, 5, 



