Mikroskopische Techn i k 



883 



bei sachgemafier Handhabung der Korrektions- 

 einrichtungen auch bei schiefster Beleuehtung 

 oder bei voller Oeffnung der Irisblende alle 

 Konturen scharf abgebildet erscheinen. 



Ein zweiter wichtiger Apparat fiir die 

 Priifung der Objektive ist das gleichfalls von 

 Abbe konstruierte Aper to meter (Fig. 6). 



stelligen zu konnen, ist auf der Oberfliiche 

 des Apertometers ein kleiner kreisformiger 

 Silberbelag (a) angebracht, auf dessen zentrale 

 Oeffnung einzustellen ist, In der Ebene der 

 schon erwahnten Blende iiber dem Aperto- 

 metersystem kommt das Bild dieser Oeff- 

 nung zustande; und so wird durch diese 



C.Zeiss . Abbe ' s Jena 

 Apertometer. 



\ 



a 



Fig. 6. 



Es besteht aus einer halbzylindrischen Glas- 

 scheibe, die auf den Objekttisch gelegt wird. 

 Auf der einen Seite ist unter einem Winkel 

 von 45 gegen die Zylinderachse eine reflek- 

 tierende Flache angeschliffen ; auf den Zylin- 

 dermantel werden zwei mit S{)itzen ver- 

 sehene Metallplattchen (b) als Signale fiir 

 die Messung der Apertur verschoben. 

 Die von diesen Spitzen aus zu verfolgenden 

 Strahlenrichtungen werden an jener ge- 

 neigten Flache so reflektiert, daB sie in 

 das Objektiv eintreten konnen und in der : 

 Nahe der hinteren Brennebene Bilder der ; 

 Metallspitzen erzeugen. Man betrachtet diese 

 Bilder am besten mittels eines Hilfsmikro- 

 skops, dessen Objektiv durch ein ganz 

 schwaches an den Auszugtubus angeschraub- 

 tes System gebildet wird. Dieses sogenannte 

 Apertometersystem ist nach dem Okular 

 zu mit einer engen zentralen Blende ver- 

 sehen, die bewirkt, daB nur die durch die 

 Mitte des Sehfeldes hindurchgehenden Strah- 

 lenbiischel bei der Abbildung der Signale 

 wirksam werden. Verschiebt man die Metall- 

 plattchen nun so weit, daB die Bilder der 

 Spitzen gerade am Rancle der Objektiv- 

 Oeffnung verschwinden, so wird durch die 

 Lage der Plattchen auf der Apertometer- 

 scheibe der Verlauf der eben noch in das 

 Objektiv eintretenden Randstrahlen gekenn- 

 zeichnet, und man kann dann an der auBeren 

 Teilung direkt den Wert der numerischen 

 Apertur ablesen. Vor der Ausfiilirung der 

 Messung muB das Objektiv, dessen Apertur 

 bestimmt werden soil, zunachst auf das 

 Zentrum des Zylinders eingesteUt werden, 

 als wenn ein gewohnliches mikroskopisches 

 Praparat vorlage; um dies bequem bewerk- 



Blende bewirkt, daB in der Tat nur der 

 Oeffnungswinkel gemessen wird, dessen Schei- 

 tel in der Mikroskopachse liegt; entfernt 

 man die Blende des Apertometersystems, 

 so konnen die gemessenen Werte zu groB 

 ausfallen. 



Aus der Abbeschen Theorie der mikro- 

 skopischen Bilderzeugung ergibt sich, wie 

 schon erwiihnt wurde, daB das Auflb'sungs- 

 vermb'gen der Objektive in bestimmter Be- 

 ziehung zu deren numerischer Apertur steht, 

 diese Beziehung laBt sich kurz ausdrucken 



durch die Gleichung d = ^-, worin d die 



kleinste noch eben auflosbare Distanz zwischen 

 zwei Strukturelementen, X die Wellenlange 

 des zur Beobachtung verwandten Lichtes 

 und a die numerische Apertur des Objektivs 

 ist. Bei der groBen Bedeutung, die hiernach 

 die numerische Apertur fiir die Leistungs- 

 fahigkeit eines Objektivs besitzt, ist es 

 dringend zu empfehlen, daB die praktischen 

 Mikroskopiker sich mit der eben geschilderten 

 MeBmethode vertraut mac-hen, damit sie 

 jederzeit in der Lage sind, die von den op- 

 tischen Werkstatten gemachten Angaben 

 liber die numerischen Aperturen nachzu- 

 prtifen. 



2b) Okulare. Die gewohnlichen Okulare, 

 die in Verbindung mit den achromatischen 

 Objektiven benutzt werden, sind nach dem 

 Huygensschen Typus gebaut; sie bestehen 

 aus zwei einfachen unachromatischen Liiisen, 

 von denen die obere als Augenlinse und 

 die untere, clem Objektiv zugekehrte, als 

 Kollektivlinse oder kurz als K o 1 1 e k t i v 

 bezeichnet wird. Fiir den Abstand der beiden 



