886 



Mikroskopische Technik 



Linsen besteht allerdings eine gewisse Regel, 

 die aber keineswegs genau eingehalten zu 

 werden braucht. Der vordere Brennpunkt 

 ist bei den Huygensschen Okularen virtue!! 

 und liegt zwischen den beiden Linsen, etwas 

 liber der Sehfeldblende, die ebenfalls zwischen 

 den Linsen angebracht sein mu8. Einen 

 weiteren einfachen Okulartypus, der aber 

 nur bei einigen Mefiokularen angewandt wird, 

 stellen die Ramsdenschen Okulare dar, 

 die auch nur aus zwei einfachen unachro- 

 matischen Linsen bestehen. Ihr vorderer 

 Brennpunkt ist reel! und liegt unterhalb 

 der Kollektivlinse; auch die Sehfeldblende 

 befindet sich infolgedessen vor dieser Linse. 

 AuBerdem werden noch einige andere Formen 

 von Okularen hergestellt, die als ortho- 

 skopische, periskopische. aplanatische usw. 

 bezeichnet werden, die aber hier unberiick- 

 sichtigt bleiben konnen, da sie fur die prak- 

 tische Mikroskopie kaum eine Bedeutung 

 besitzen. Dagegen ist seit der Konstruktion 

 der Apochromate ein neuer Typus, die Kom- 

 pensationsokulare, eingefiihrtworden, der 

 einen wichtigen Fortschritt in der Mikroskopie 

 darstellt. 



Bei alien stiirkeren Objektiven, und zwar 

 sowohl bei den Achromaten wie bei den 

 Apochromaten, kommt ein Farbenfehler vor, 

 der sich aber in der Mitte der Bilder kaum 

 bemerkbar macht. Es sind namlich die 

 Brennweiten fiir rote und blaue Strahlen 

 nicht ganz gleich, und so kommt es, daB 

 das blaue Bild etwas groBer ist als das rote, 

 was in den Randpartien der Bilder zu er- 

 kennen ist. Dieser Fehler, die sogenannte 

 chromatische Differenz der VergroBerung, 

 laBt sich nun dadurch aufheben, daB man 

 den Okularen den entgegengesetzten Fehler 

 gibt, ihn also ,,kompensiert". Dies ist bei 

 den Kompensationsokularen geschehen. Die 

 gewohnlichen Okulare heben diesen Fehler 

 nicht auf. Der Unterschied beider Okular- 

 formen ist leicht zu erkennen, wenn man 

 durch die Okulare nach einer hellen Flache 

 sieht; man bemerkt dann, daB der Rand 

 der Sehfeldblende bei den Huygensschen 

 Okularen blau, bei den Kompensations- 

 okularen orangerot erscheint. 



Dieser stark hervortretende Farbenrand ist 

 also nicht etwa ein Konstruktionsfehler, sondern 

 die Korrektion ist absichtlich so getroffen worden, 

 daB bei den Kompensationsokularen das rote 

 Bild groBer wird als das blaue. Weil eine solche 

 bestimmte Forderung, also ein ganz bestimmter 

 Betrag der Farbenfehler, bei den Kompensations- 

 okularen gestellt werden mufite, so ist auch deren 

 Aufbau ein wesentlich komplizierterer als der j 

 der Huygensschen Okulare. 



Bei den schwacheren Ubjektiven kann der ' 

 Fehler der chromatischen Differenz der Ver- : 

 groBerung leicht vermieden werden, und er ist 

 auch in den gut konstruierten Achromaten von ' 

 geringer numerischer Apertur nicht vorhanden. Es ' 



' ware auch nicht notig gewesen, daB die schwiiche- 

 | ren Apochromate diesen Fehler zeigten; Abbe 

 1 hat aber, um die ganze Reihe der Apochromate 

 ; mit den Kompensationsokularen verwendbar zu 

 machen, auch den schwacheren Sj'stemen diesen 

 Fehler in bestimmtein Betrag verliehen, so 

 daB sie ebenfalls in den Randpartien der Bilder 

 moglichst farbenreine Bilder geben. Hieraus 

 ergibt sich, daB samtliche Apochromate nur 

 mit Kompensationsokularen zu benutzen sind, 

 und ferner, daB die starkeren Achromate mit 

 den Kompensationsokularen bessere Bilder geben 

 als mit den Huygensschen Okularen, daB es 

 j aber ein Fehler ware, wenn die schwacheren 

 Achromate mit den Kompensationsokularen ge- 

 braucht wiirden, clenn es kame dann ein Bild- 

 fehler hinzu, der in den Objektiven gar nicht 

 vorhanden ist. 



Ueber die fiir besondere Zwecke bestimmten 

 Okularkonstruktionen, wie Stereoskopokulare, 

 MeBokulare, Spektralokulare vgl. die betreffenden 

 Abschnitte. 



3. Mechanische Einrichtungen der Sta- 

 tive. 3 a) Einstellvorrichtungen. Man 

 unterscheidet zwei Formen der Einstellung, 

 die grobe und die feine. Die grobe Einstellung 

 dient dazu, das Objektiv dem Objekt rasch 

 so weit zu nahern, daB ein verschwommenes 

 Bild erscheint; die feine Einstellung muB 

 eine sehr langsame und gleichmaBige Be- 

 wegung des Tubus ermb'glichen, so daB 

 Unterschiecle von wenigen Tausendstel Milli- 

 metern in der Vertikalverschiebung schon 

 deutlich bemerkbar werden. Die grobe 

 Einstellung wird bei den allermeisten neueren 

 Stativen durch eine Zahn- und Triebbewegung 

 bewirkt. Die ineinandergreifenden Zahne 

 stehen schief zur Bewegungsrichtung, wodurch 

 eine gleichmaBigere Verschiebung bewirkt 

 und der tote Gang leicliter vermieden werden 

 kann. 



Die feine Einstellung erfolgt stets 

 durch eine Mikrometerschraube. Die 

 I altere Form, die auch jetzt noch viel im Ge- 

 brauch ist, beruht auf einer Prismenfiihrung. 

 Prismenachse und Mikroskopachse mussen ge- 

 nau parallel laufen. Allgemein wichtig ist, 

 daB nur ein Kontakt zwischen zwei glas- 

 harten Stahlstiicken, der Spitze der Mikro- 

 meterschraube und der als Widerlager dienen- 

 den Platte, besteht, wodurch Feinheit und 

 GleichmaBigkeit der Bewegung ermoglicht 

 wird. Die neuereu Formen der Feinbewegung 

 benutzen dagegen eine Schlittenfiihrung, bei 

 der ebenfalls zwischen dem Tubustrager 

 und der Mikrometerschraube nur ein ein- 

 ziger Kontakt zweier glasharter Stahlstiicke 

 besteht. Diese neuere Mikrometerbewegung, 

 ubertrifft die altere Form betrachtlich an 

 Feinheit; sie ist von zu starker einseitiger 

 Belastung befreit und gegen Eingriffe von 

 auBen gut geschiitzt. 



Von alien Einstellvorrichtungen ist drin- 

 gencl zu fordern, daB sie stets gleichmaBig 

 funktionsfahig bleiben, mag das Stativ auf- 



