888 



Mikroskopische Technik 



passen die Objektivschlitten genau hincin. 

 Jedes Objektiv kann nun an deni zugehorigen 

 Objektivschlitten ganz exakt zentriert und 

 fur eine bestimmte Einstellung abgeglichen 

 werden. Bei richtiger Handhabung dieser 

 Vorrichtungen konnen eine gro'Bere Anzalil 

 verschiedener Objektive untereinander rasch 

 und sicher ausgewechselt werden, ohne daB 

 die einmal eingestellte Objektpartie aus 

 dem Sehfeld verriickt wird. Die Schlitten- 

 wechsler ermoglichen deshalb bei alien feineren 

 Untersuchungen und besonders bei der 

 Photographic und Projektion mikroskopischer 

 Praparate ein viel exakteres Arbeiten, als 

 die Revolver. 



3d) Objekttische. Die Dimensionen 

 der Objekttische miissen so beschaffen sein, 

 daB die gebrauchlichen Objekttrager eine 

 vollig sichere Lagerung erhalten konnen. 

 In vielen Fallen ist es erwimscht und auch 

 notwendig, die Tische mit den darauf- 

 liegenden Praparaten um die Mikroskop- 

 aehse zu drehen; die obere Platte des Tisches 

 muB dann drehbar und auch zentrierbar 

 sein, damit stets ein Zusamment'allen der 

 Drehungsachse des Tisches mit der optischen 

 Achse des Mikroskops erreicht werden kann. 

 Ferner ist zur Durchsuchung groBerer Pra- 

 parate, sowie zur Messung langerer Strecken 

 geradlinige Bewegung in zwei zueinander 

 senkrechten Richtungen erwiinscht. Objekt- 



Findereinrichtungen dienen, indem an 

 ihnen bei bestimmter Lage des Praparats 

 die Koordinaten der einzelnen Objektpunkte 

 festgestellt werden konnen. Empfehlens- 

 wert ist es, die Kreuzschlittenbewegungen 

 mit der Dreh- und Zentriervorrichtung zu 

 vereinigen. Ganz prazise Ausfiihrung aller 

 dieser Bewegtmgsmechanismen ist dringend 

 erforclerlicli, denn toter Gang der Schrauben, 

 mangelhafte Schlittenfiibrung oder Schlot- 

 tern der Drehbewegung machen derartige 

 Tische so gut wie unbrauchbar. 



4. Nebenapparate. 4a) Zeichenappa- 

 rate. Der Zweck der Zeichenapparate ist, 

 das mikroskopische Bild und das Bild 

 des Zeichenstil'tes so iibereinanderzulagern, 

 daB die Konturen des mikroskopischen Bil- 

 des mit Leichtigkeit nachgezeichnet werden 

 konnen. Bei den meisten der jetzt gebrauch- 

 iichen Zeichenapparate wird das mikro- 

 skopische Bild vom Auge direkt und das 

 Bild des Zeichenstiftes nach zweimaliger 

 Reflexion gesehen. Erwiinscht ist es, daB 

 man den Apparat leicht an dem Tubus an- 

 bringen kann und bei Unterbrechung des 

 Zeichnens auch bequem zur Seite schlagen 

 kann. Es geniigt, wenn nur der iiber dem 

 Okular befindliche Teil zeitweise entfernt 

 wird und wenn dafiir gesorgt ist, daB er 

 spater wieder in genau dieselbe Lage zuriick- 

 gebracht werden kann, d,amit beim "Wieder- 



} i 



' --' . 



^ - ' J 



-\ m ****?-. 



Fig. 8. 



tische, die solche Bewegungen ermoglichen, 

 werden als Kreuz tische bezeichnet und 

 in sehr verschiedenen Konstruktionsformen 

 hergestellt. Bei den besseren Formen sind 

 die Schlittenfiihrungen mit genauen Tei- 

 lungen versehen, die nicht nur zur Messung 

 von Strecken, sondern auch als sogenannte 



beginnen des Zeichnens nicht jedesmal eine 

 neue Justierung notwendig wird. Diese 

 Forderungen werden von den Zeichen- 

 apparaten nach Abbe (vgl. Fig. 8) er- 

 fiillt. Ueber dem Okular befindet sich ein 

 aus zwei gleichschenkeligen rechtwinkeligen 

 Prismen zusammengesetztes Glaswiirfelchen, 



