Mik roskopische Teclinik sslt 



durch das das Auge nach dem mikroskopi- l Bei Messungen mit solchen Objektiven ist also 

 schen Bilde blickt. Die Hypotenusenflache stets auf die Stellung der Schraube zu achten. 

 des einen Teilprismas ist versilbert tind in Da6 ferner bei allen derartigen Messungen die- 

 der Mitte der Silberschicht ist eine Oeffnung ]emge Tubuslange genau eingehalten wer.len 

 ausgekratzt, die konzentrisch mit der Aus- TO , fur dl f die Eichung der Intervalle aus- 

 trittspupille des Mikroskops liegen mufi. ! gefu ! rt le ' '! hne weiteres emleuchtnnl. 

 Durch eine Zentriervorrichtung kann diese Siu- femere Messungen benutzt man statt 

 Lage stets leicht erreicht werden. Urn de , r gewohnhchen Okulaxmikrometer die 

 parallaktische Verschiebungen zu vermeiden, Okular sehraubenmikro meter, die so 

 ist es erwiinscht, daB jene Oeffnung in der emgenchtet sind, daB in der Sehfeldblende 

 Yersilberung in dieselbe Hohe wie die Aus-^ m Stnchkreuz als Signal mittels einer 

 trittspnpille" zu liegen kommt, was durch " Mikrometerschraube verschoben wird. 

 Vcrtikalverschiebung des Apparates er- Der Kopf dieser Schraube ist als Trommel aus- 

 moglicht wird. Ferner sind Einrichtungen gebildet und tragt eine Teilung, deren Inter- 

 vorhanden, die gestatten, die Helligkeiten valle ebenfalls genau geeicht werden miissen. 

 des mikroskopischeu Bildes und des Bildes ^ ie Okularschraubenniikrometer haben den 

 der Zeichenflache gtgcneinandcr abzustim- V ort " J > da6 man das Sl nal sehr scharf an 

 men; denn das Zeiclmen wird bcdeutend di e Endpunkte der zu messenden Strecke 

 erschwert, wenn zu groBe Verschiedenheiten a WP. kanr j\ wahrend man bei den ge- 

 in der HeUigkeit der beiden Flachen be- wohulichen Okularmikrometern meist auf 

 stehen. Durch Einschaltung einer Reihe Schatzung angewiesen ist. 

 von Rauchglasern sowohl zwischen dem ^jir die Messung groBerer Strecken reichen 

 Wiirfelchen und dem Okular wie zwischen ^erdings diese Mikrometer mcht aus; man 

 dem Wiirfelchen und dem Spiegel laBt sich muC dann die imt Teilungen versehenen 

 jede wiinschenswerte Abstufung der Hellig- Schlittenfuhrungen der Kreuztische oder 



besonders gebaute Objektschraiiben- 



keiten erzielen. 



4b) MeB- und Zahlapparate. a) mikrometer zu Hilfe nehmen. 



MeBapparate. Messungen an mikro- 



Ausmessung von Flachen geschieht am 



skopischen Objekten konnen vorgenommen besten mit Okularnetzmikrometern, 

 werden, indem man zunachst Zeichnungen Glasplattchen, auf denen ein feines Netz 

 unter genau bekannter VergroBerung aus- eingeritzt ist; auch bei diesen muB natiir- 

 fiihrt und an ihnen die MaBe bestimmt, licil der Wert eines einzelnen Quadrats erst 

 Voraussetzung fiir die Richtigkeit der Mes- dlirch Vergleichung mit einem Objektmikro- 

 sungen ist dabei, daB die Zeichnungen nicht meter bestimmt werden. 

 verzerrt sind. Doch wird man dieses etwas Dickenmessungen konnen mittels der 

 umstandliche Verfahren nur selten benutzen. j Mikrometerschraube des Mikroskops erfolgen. 

 Die gewohnliche Methode der Messung ist Bei alien groBeren Stativen tragt der Kopf 

 die mittels Oku lar mi kro meter. Die dieser Schraube eine Teilung, die die Ver- 

 einfaehere Form besteht aus einem Glas- 1 schiebung des Tubus bei verschiedener Ein- 

 plattchen mit eingeritzter Skala, das auf stellung an einem Index abzulesen gestattet. 

 die Sehfeldblende des Okulars gelegt wird. Doch ist dabei zu beachten, daB die abge- 

 Die Messung wird also an dem in der Blenden- lesene Dicke keineswegs immer der wirk- 

 ebene entstehenden reellen Bild des Objekts lichen gleich ist. Dies ist nur dann der Fall, 

 vorgenommen. Wiinschenswert ist es. daB wenn die von dem Objekt ausgehenden 

 die Augenlinse der hierzu benutzten Oku- Strahlenrichtungen bis zum Eiutritt in das 

 lare verstellbar eingerichtet wird (sogenannte Objektiv keine Ablenkung erfahren. 

 MeBokulare), damit fiir verschiedene Sell- 1 Hat die zu messende Objektschicht den 

 weiten auf die Ebene der Skala genau ein- ' Brechnngsexponenten n, so laBt sich bei Be- 

 gestellt werden kann. Die Werte der ein- ' nutzupg von Troekensystemen die \\irkliche 

 zelnen Skalenintervalle miissen fiir iede Di ^ ke D '] us . de f. abgelesenen d in erster An- 

 Kombination von Obiektiv und Okular ? ahet T ull g durch die ^leiehung D=nd berechncn: 

 ,1 V , . , I bei ImmersioDSsystemen wird, wenn n der 



eines genau bekannten als Objekt Breclmngsexponent der Immersionsfliissigkeit ist, 



diese Gleichung in D==nd/n' verandert. Wiirde 

 man also z. B. die Decke'lasdicke auf diese \Yeise 

 bei homogenen Immersionen bestimmen, so ware 



benutzten MaBstabs (Objektmikrometor) 

 bestimmt werden. 



Die Tabellen, die gewohnlich den Mikro- 



skopen beigegeben werden, konnen selbst iin die abgelesene Dicke gleich der wirklichen, bei 



besten Falle nur angenaherte Zahlen enthalten, Wasserimmersionen ware dagegen D = l,5d/l,3 



denn schon kleine Yerschiedenheiten in den und bei Troekensystemen D = l,5 d, da der 



Brennweiten der Linsensysteme rufen betracht- Brechungsexponent' des Deckglases ungefahr 



liche Verschiedenheiten in jenen Werten hervor. 1,5 betragt. Man sieht sofort, daB man auf diese 



Fiir Objektive mit Korrektionsfassung sind Weise auch, wenn D und d bekannt sind, in 



die Intervallenwerte bei den einzelnen Stellungen erster Annahenmg den Brechungsexponenten der 



der Schraube verschieden, da durch die Drehung untersuchten Schicht bestimmen kanii. Vgl. 



der Schraube die Brennweite geandert wird". Mineralog. Teil Ic. 



