890 



Mikroskopische Teclmik 



B) Zahlapparate. Soil die Zahl einzel- 

 ner Korperchen in einem mikroskopischen 

 Objekt festgestellt werden, so ist es vor 

 allem notig, das Volumen dieses Objekts j 

 selbst genau inessen zu konnen. In den aller- i 

 meisten Fallen handelt es sich urn Fliissig- 1 

 keiten, in denen die zu zahlenden Elemente j 

 sich befinden, z. B. Blut, Hefe, Milch u. dgl. 

 Um ein bestimmtes Volumen soldier Fliis- 

 sigkeiten abmessen zu konnen, bedient man 

 sich der sogenannten Zahlkammern, die 

 so eingerichtet sind, daB eine iiberall genau i 

 gleich dicke Schicht zwischen Deckglas und 

 Grundflache der Kammer hergestellt werden 

 kann. Die beiden Flachen, zwischen denen 

 sich die Schicht befindet, miissen geuau plan | 

 geschliffen sein, ebenso die Flache, auf die ! 

 das Deckglas aufgelegt wird ; alle drei Flachen | 

 mussen auBerdem genau parallel liegen. ' 

 Entspricht die Zahikammer diesen Bedin- 

 gungen , so muB ferner darauf geachtet 

 werden, daB die L'nterseite des Deckglases 

 der Auflageflache ganz dicht anliegt. 



Die Flachen mussen also auf das sorgfaltigste 

 gereinigt werden, zwischen Deckglas und Auf- | 

 lageflache soil die Liiftschicht so diinn sein, 

 daB die Newtonschen Farben der ersten Ord- 

 nnngen sichtbar werden. Das Auftreten dieser 

 Farben ist das Kennzeichen dafiir, daB der 

 Niveaufehler 1 ft nicht iibersteigt. Die Niveau- 

 differenz zwischen Unterflache des Deckglases 

 und der Grundflache ist ebenfalls bis auf 1 ft 

 genau abgestimmt, bei den meisten Kammern 

 betragt sie 0,100 mm. Auf der Grundfliiche, die 

 gewohnlich als die Zahlplatte bezeichnet wird, 

 ist ein feines Netzmikro meter eingerissen. Die 

 Seite der einzelnen Quadrate ist je nach dem 

 Zwecke der Kammer verschieden groB, bei den 

 meisten Blutkorperzahlkammern (Hamozyto- 

 : sie 0,05 mm, demnach ist bei einer 



zahlung vorzunehmen. Dies geschieht am ein- 

 fachsten mittels der Okularnetzniikrometer oder 

 auch durch Einlegung von Blenden in das Ukular, 

 deren Oeffnung einen ganz bestimmten Teil des 

 Sehfeldes begrenzt. Es mussen dann ebenfalls 

 eine groBere Anzahl von Zahlungen vorgenommen 

 werden, wenn das Resultat mit einem geringen 

 wahrscheinlichen Fehler behaftet sein soil. 



4c) Einrichtungen fiir stereosko- 

 pische Beobachtungen. Bei schwachen 

 Vergrb'Berungen ist eine betrachtliche Seh- 

 tiefe vorhanden, und es kann deshalb eine 

 gute Stereoskopeinrichtung mit Vorteil an- 

 gewandt werden, um kb'rperliche Bikler zu 

 erhalten. Mit wachsender VergroBerung 

 nimmt die Sehtiefe sehr rasch ab und wird 

 bei starken Systemen fast gleich Null. Der 

 Bereich der stereoskopischen Wahrnehmung 

 wird dadurch so beengt, daB auch die besten 

 Konstruktionen nutzlos bleiben, ja, bei un- 

 richtiger Handhabung sogar zu bedenk- 

 lichen Tauschungen AnlaB geben. Es ist 

 deshalb ganz berechtigt, die binokulare 

 mikroskopische Beobachtung auf die Falle 

 zu beschninken, wo sie wirkb'ch von Vorteil 

 ist, und bei allen starkeren VergroBerungen 

 von etwa 200fach ab auf die Anwendung 

 stereoskopischer Einrichtungen zu ver- 



Quadrat stehenden Fliissigkeitssaule 0,00025 cmm. 



Die meisten auszu zahlenden Fliissig- 

 keiten mussen erst verdiinnt werden, um 

 eine bequeme Zahlung zu ermoglichen. Man 

 benutzt dazu besonders gearbeitete Misch- 

 pipetten, an denen sich der Grad der 

 Verdiinnung ablesen laBt. Bei der Berech- 

 nung des B,esultats ist die Verdiinnung genau 

 zu beriicksichtigen. 



Selbst bei sorgfaltigster Ausfiihrung der 

 Zahlung bleiben Beobachtungsiehler unver- 

 meidlich. Eine genauere Diskussion der in 

 Betracht kommenden Fehler laBt erkennen, 

 daB man schon mehrere hundert Felder des 

 Netzes durchzahlen muB, wenn der wahr- 

 scheinliche Fehler des Gesamtresultats auf 

 weniffe Prozent herabgehen soil. 



Handelt es sich nur darum, das Verhaltnis 

 der Anzahl zweier Korperchen verschiedener Art 

 festzustellen, z. B. das Verhaltnis zwischen roten 

 und weiBen Blutkorperchen, zwischen Hefe- 

 zellen und Bakterien u. ahnl., so ist es natiirhch 

 nicht notig, dieabsolutenZahlen in einem Einheits- 

 volumen zu bestimmen, es geniigt dann innerhalb 

 eines gleichen Teiles des Sehfeldes die Aus- 



Fiir den geiibten Mikroskopiker erwachst 

 dadurch keineswegs ein Nachteil, denn er ist 

 jederzeit in der Lage, die an sich flachenhaften 

 Bikler kurperlich zu kombinieren, da die Be- 

 nutzung der Mikrometerschraube sofort AufschluB 

 iiber die hohere oder tiefere Lage der abgebildeten 

 Schichten gibt. Allerdings muB er dabei stets 

 wissen, in welchem Sinne die Vertikalverschie- 

 bung des Tubus erfolgt. Bei den meisten Mikro- 

 skopen verlauft diese Verschiebung immer ein- 

 deutig mit der Drehung des Kopfs der Mikro- 

 ! meterschraube. Einstellvorrichtungen, bei denen 

 i unter gleichsinniger Drehung der Schraube 

 ! sowohl Heben als Senken des Tubus eintreten 

 kann, sind deshalb, wenigstens fiir diesen Zweck, 

 zu verwerfen. 



Ein korperliches Bild kann stets nur 



dann wahrgenommen werden, wenn fiir beide 



Augen des Beobachters die Bilder hinterein- 



ander liegender Ebenen des Objekts paral- 



, laktisch gegeneinander verschoben werden, 



und wenn diese parallaktische Verschiebung 



! fiir beide Augen entgegengesetzten Charakter 



skopische Wirkung, d. h. die wahre Auf- 

 einanderfolge der Bildebenen stets dann 

 eintreten, wenn das rechte Auge die naher 

 gelegenen Ebenen nach links und die ent- 

 fernteren nach rechts verschoben sieht 

 und fiir das b'nke Auge das entgegengesetzte 

 stattfindet. Im umgekehrten Falle tritt 

 pseudoskopische Wirkung ein, d. h. die 

 Aufeinanderfolge der Bildebenen scheint ver- 

 kehrt zu sein. 



Bei fast allen friiheren Stereoskopeinrich- 

 tungen wurde nur ein Objektiv benutzt, und die 

 abbildenden Buschel erfuhren durch verschieden 



