.<_ 



Mikroskopische Technik 



Bei der anderen Gruppe von Spektral- 1 

 apparaten wird das Objekt entweder mit 

 einzelnen Spektralfarben nacheinander be- 

 leuchtet oder es wird ein voiles objektives j 

 Spektrum in der Objektebene entworfen. 

 Der Hartnacksche Beleuchtungsappa- 

 rat fiir monochromatisches Licht be- 

 steht aus einem stark dispergierenden Pris- ' 

 mensatz und einem in seiner Ebene ver- 

 schiebbaren Spalt. Er wird an Stelle des 

 gewdhnlichen Beleuchtungsapparats unter j 

 dem Objekttisch angebracht. Durch all- 

 mahliche Yerschiebung des Spaltes konnen 

 kleine Objekte nacheinander mit fast mono- 

 chromatischem Licht beleuchtet werden. 

 Das Mikrospektralobjektiv nach 

 Engelmann wird ebenfalls statt des Kon- 

 densors unter dem Objekttisch eingeschaltet. 

 Mittels eines gewohnlichen Mikroskopobjek- 

 tivs, das dem oberen Ende des Apparats 

 aufgeschraubt wird, laBt sich ein voiles 

 objektives Spektrum scharf in die Objekt- 

 ebene projizieren. Bringt man nun das zu I 

 untersuchende Objekt an die Stelle, wo das ' 

 Spektrum liegt, so kann man die Einwirkimg 

 der verschiedenen Spektralgebiete direkt 

 nebeneinander studieren. Eine geteilte 

 Trommel client auch hier zur Ablesung der 

 wirksamen Spaltbreite. Zur Beleuchtnng 

 muB man bei diesen beiden Apparaten ' 

 Gasgliihlicht, Nernstlicht oder eine noch 

 intensivere Lichtquelle wahlen; clenn der 

 enge Spalt laBt nur wenig Licht hindurch, 

 und deshalb ist eine hohere spezifische In- 

 tensitat notig, wenn man ein moglichst 

 farbenreines Spektrum erhalten will. 



4e) Polarisationseinrichtungen. Die 

 meisten grb'Beren Mikroskope konnen auch 

 zur Untersuchung im polarisierten Lichte 

 benutzt werden, wenn sie mit Polarisator 

 und Analysator ausgeriistet werden, und 

 wenn auBerdem ein drehbarer Objekttisch 

 vorhanden ist. Der Polarisator wird meist 

 in den Diaphragmentrager des Abbeschen 

 Beleuchtungsapparats eingehangt und der 

 Analysator dem Okular aufgesetzt. Bei 

 den besonders fiir Polarisationsuntersuchun- 

 gen gebanten Stativen ist auBerdem noch ein 

 Analysator iiber dem Objektiv einzuschalten; 

 auch ein Schieber zum Einlegen von Kristall- 

 plattchen ist zwischen diesem Analysator und 

 dem Objektiv vorhanden. 



Ferner kann bei solchen Instnnnenten ge- 

 wijhnlich noch ein schwaches Objektivsystem, die 

 sogenannte Bertrandsche Lin-e durch eine 

 Oeffnung des Tubus eingefiihrt werden. Da bei 

 biologischen Untersuchungen die Beobachtung 

 von Achsenbildern ziemlich selten vorkommt, so 

 kann diese Einrichtung meist entbehrt werden, 

 zumal man ganz dasselbe erreicht, wenn man an 

 das untere Ende des Auszugtubus ein schwaches 

 Objektiv anschraubt und auf diese Weise das Hilfs- 

 mikroskop zur Einstellung aiif die Austritts- 

 pupille des Objektivs herstellt. 



Das Einschalten eines Gips- oder Glim- 

 merplattchens zwischen Okular und Objektiv 

 ist zwar fiir viele Beobachtungen recht 

 bequem, es wird aber durch diese Einschal- 

 tnng die Giite der Bilder beeintrachtigt, 

 und besonders bei starkeren VergroBerungen, 

 wenn es sich um Beobachtung feinerer Struk- 

 turen handelt, kann dies sehr storend werden. 

 Es ist deshalb besser, wenn nur der anf- 

 setzbare Analysator benutzt wird, und das 

 Kristallplattchen entweder direkt iiber dem 

 Polarisator oder zwischen dem Okular und 

 dem Analysator eingelegt wird. 



Die Methoden der Bestimmung der Lage und 

 des Yerhiiltnisses der Elastizitatsaehsen sind ganz 

 dieselben wie in der Mineralogie. In der Regel 

 geniigt es, wenn bei den biologischen Unter- 

 sudiungen ein Gipsplattchen Rot I. Ordnung an- 

 gewandt wird, das auch zur Bestimmung des 

 Charakters der Doppelbreclmng bei Beobachtung 

 der Achsenbilder vollig ausreicht. Vgl. Mineralog. 

 Teil Id. 



Fiir genauere Bestimmung der Starke 

 der Doppelbreclmng dient am besten ein 

 Kompensatorokular nach Sieden- 

 topf mit einschiebbaren Quarzkeilen; es 

 ist dabei zu empfehlen, Beleuchtung im 

 monochromatischen Licht zu benutzen, wie 

 man sie durch eine Quecksilberbogenlampe 

 mit vorgesetzten guten Farbenfiltern er- 

 halt. Auch die Anwendung eines Spektro- 

 polarisators ist in manchen Fallen er- 

 wiinscht, zumal, wenn es sich dabei um 

 die genaue Erinittelung der Absorptions- 

 verhaltnisse handelt, Die Einrichtung eines 

 solchen Spektropolarisators ahnelt ganz der 

 eines Engelmann schen Spektralobjektivs, 

 nur ist noch ein Polarisator vorgeschaltet, 

 so daB also die Projektion des objektiven 

 Spektrums mittels polarisierten Lichtes er- 

 folgt. Sowohl bei Verwendung des Kom- 

 pensatorokulars w ? ie auch des Spektropolari- 

 sators kann man die Verschiebungen der 

 Interferenzstreifen genau messen. 



Die Priifung gefarbter Objekte auf 

 Pleochroismus erfolgt ebenfalls in der- 

 selben Weise, wie in der Mineralogie, indem 

 man nach Wegnahme des Analysators die 

 Objekte iiber dem Polarisator dreht und 

 dabei die Veranderungen in der Absorption 

 beobachtet. Fiir genauere Messungen nach 

 dieser Richtung ist am besten ein Spektro- 

 polarisator zu benutzen. 



4f) Heizvorrichtungen. Es ist oft 

 erwunscht, die mikroskopischen Objekte 

 walirend der Beobachtung einer Temperatur- 

 anderung zu nnterwerfen. Bei biologischen 

 Untersuchungen spielen sich diese Aende- 

 rungen innerhalb verhaltnismaBig enger Gren- 

 zen ab, und es geniigen meist fiir diese 

 Zwecke die heizbaren Objekttische, die 

 in sehr verschiedenen Konstrnktionsformen 

 gebraucht werden. Die genaue Bestimmung 

 der Temperatur am Orte des Objekts hat 



