Mikroskopische Technik 





allerdings betrachtliche Schwierigkeiten, denn 

 die Thermometer an diesen Tischen geben 

 jene Temperatur fast stets unrichtig an, 

 weil aus sehr verschiedenen Griinden recht 

 erhebliche Warmeverluste eintreten konnen. 

 Am besten bewahren sich nach dieser Rich- 

 tung noch diejenigen Tische, die mit zir- 

 kulierendem Wasser von bestimmter Tem- 

 peratur erwarmt werden. 



Vorteilhafter ist die Einrichttmg der 

 Heizschranke fiir das ganze Mikroskop. 

 Aus diesen Schranken ragt nur der Okular- 

 tubus und die Mikrometerschraube heraus. 

 Der ganze Luftraum, der die iibrigen Teile 

 umgibt, ist von dem Schrank umschlossen; 

 die Erwarmung erfolgt mittels einer durch 

 Thermostaten zu regulierenden Heizvor- 

 richtung. Wenn Mikroskop und Praparat 

 einige Zeit in dem Schranke der gleich- 

 maBigen Temperatur ausgesetzt werden, so 

 wird auch das eingehangte Thermometer, 

 dessen Skala von auBen abzulesen ist, die 

 Temperatur des Praparats ohne groBen 

 Fehler angeben. Erwarmungen bis zu 45 

 konnen ohne Nachteile fiir Stativ und Ob- 

 jektive langere Zeit hindurch vorgenomineu 

 werden, was fiir die meisten biologischen 

 Untersuchungen ausreicht. 



Mikroskope, die eine betrachtlich stcarkere 

 Erwarmung zulassen, wie sie z. B. fiir manche 

 mineralogische und chemische Untersuchungen 

 nutig wird, miissen mit Gasbrennern oder elek- 

 trischen Heizvorrichtungen und mit besonderen 

 Schutzmitteln fiir die Linsensysteme ausgeriistet 

 werden. Es sind in neuerer Zeit solche Instrumente 

 konstruiert worden, die eine Erwarmung der 

 Objekte auf mehrere hundert Grad ermoglichen. 

 Auchgenaue Ermittlung der am Orte des Objekts 

 wirksamen Temperatur kann dabei durch thermo- 

 elektrische Messung erreicht werden. Auf Einzel- 

 heiten der Konstruktionen kann an dieser Stelle 

 nicht eingegangen werden. Ygl. auch Mineral. 

 Teil ih. 



5. Mikrophotographie und Projektion. 

 Bei der Photographic und Projektion mikro- 

 skopischer Praparate kommt es vor allem 

 darauf an, daB die Leuchtkraft der vor- 

 handenen Lichtquelle geniigend ausgenutzt 

 wird, urn eine ganz gleichmaBige und mog- 

 lichst groBe Helhgkeit der Bilder zu erreichen. 

 Die Bestrahlung der photographischen Platte 

 oder des Projektionsschirms erfolgt durch 

 eine Flache, der als Zentralprojektion der 

 Lichtquelle deren Leuchtkraft Punkt fiir 

 Punkt zukommt, wenn man von den un- 

 vermeidlichen Verlusten durch Spiege- 

 lung, Brechung, Absorption absieht. Als 

 solche aquivalente Leuchtflache kommt in 

 den allermeisten Fallen die Austrittspupille 

 des gesamten optischen Apparates in Be- 

 tracht, also entweder die Austrittspupille 

 des Objektivs, wenn dieses allein benutzt 

 wird, oder bei Projektion mit Okular die 

 Austrittspupille des ganzen Mikroskops. 



Die Zusammenstellung der Beleuchtungs- 

 linsen, die zwischen Lichtquelle und Objekt ge- 

 bracht werden, imiB deshalb stets von dem 

 Gesichtspunkt aus geregelt \vcnlen, daB in der 

 Austrittspupille wirklich eine der Lichtquelle 

 aquivalente Leuchtflache entstcht. l)ic Knn- 

 struktion und die Gruppierung der Beleuchtungs- 

 linsen muB somit je nach der gestellten AutLMhc 

 recht verschieden sein, und es ist unnu'Jirlich. 

 an dieser Stelle auf Einzelheiteu der jeweiligen 

 Anordnung einzugehen. 



Die Beleuchtungsstarke in der Bildebene 

 hangt nun nach einfachen photometrischen 

 Gesetzen von der Grb'Be der Austritts- 

 pupille, der Projektionsdistanz oder Bild- 

 weite und der GroBe des Bildes ab. Je 

 hoher die numerische Apertur des Objektivs 

 ist, desto groBer wird unter sonst gleichen 

 Umstanden die Austrittspupille sein. Starke 

 VergroBerung und groBe Bildweite ver- 

 ringern natiirlich die Helligkeit der Bilder. 

 Bei der Mikrophotographie reicht je nach 

 j der Empfindlichkeit der Platte auch eine 

 verhaltnismaBig geringe Helligkeit noch 

 aus, nur wird dadurch die Expositionszeit 

 verlangert. Bei der Mikroprojektion sind 

 in dieser Beziehung viel engere Grenzen ge- 

 steckt, da doch die Bilder meist von groBerer 

 Eutfernung aus noch deutlich gesehen werden 

 sollen. 



Die fiir den Beschauer wirksame Helligkeit 

 hangt auBerdem noch von der Beschaffenheit 

 des Schirmes ab. Bis vor kurzem gebrauchte 

 man fast ausschlieBlich Gips- oder Papier- 

 schirme, die bei guter Beschaffenheit, d. h. 

 bei guter diffuser Reflexion innerhalb eines 

 groBeren Winkelraumes einen annahernd gleichen 

 Helligkeitseindruck hervorrufen. Xeuerdings sind 

 diffus reflektierende Metallschirme - meist 

 aus Aluminium - - eingefiihrt worden, bei denen 

 jener Winkelraum, der sogenannte nutzbare 

 Streuungswinkel, zwar kleiner ist, die aber inner- 

 halb dieses \Vinkels erne bedeutend groBere 

 j Reflexionskraft besitzen. Bei Verwendung 

 soldier Metallschirme, die in versehiedener 

 Ausfiihrung hergestellt werden, sind deshalb 

 die Zuschauerplatze nicht amphitheatralisch, 

 sondern mehr in groBerer Tiefe anzuordnen. 



Fiir schwachere VergroBerungen konnen 

 Mikroskopobjektive von geringer numerischer 

 Apertur allein benutzt werden, wenn auch die 

 in der Brennweite entsprechenden und be- 

 sonders fiir Projektion berechneten Systeme 

 wie Mikroplanare u. dgl. aus verschiedenen 

 Griinden meist vorzuziehen sind. Mittlerc 

 achromatische Objektive, deren Apertur 0,4 

 und mehr betragt, geben allein, wenigstens 

 bei groBer Bildweite, mangelhafte Bilder; 

 sie miissen deshalb entweder mit einer Kor- 

 rektionsliuse oder mit Okularen benutzt 

 werden. Als Okulare kommen wie bei der 

 subjektiven Beobachtung fiir die achro- 

 matischen Objektive die gewb'hnlichen 

 Huygensschen Okulare in Betracht. Bei 

 den" Apochromateii miissen stets die Kom- 

 pensationsokulare oder noch besser die 



