894 



Mikroskopisclie Tedmik 



sogenannten Projektionsokulare ver- 

 wendet werden. Diese Oknlare haben anstatt 

 der Augenlinse ein sorgfaltig fiir Projektion 

 korrigiertes Linsensystem, das auf sehr 

 verschiedene Bildweiten eingestellt werden 

 kann. Der Korrektionszustand dieser Oku- 

 lare 1st im iibrigen derselbe wie der der ; 

 Kompensationsokulare, sie sind deshalb auch 

 vorteilhaft mit den starken Achromaten zu 

 verwenden. 



Wahrend bei der Projektion von Ob- 

 jekten, die mit durchfallendem Licht be- 

 leuehtet werden, selbst bei starken Ver- 

 groBerungen immerhin noch geniigende Hellig- 

 keit der Bilder zu erreichen ist, sind der 

 Projektion von Bildern undurchsichtiger Ob- 

 jekte viel engere Grenzen gezogen. Schon 

 auf dem komplizierteren Wege itber den 

 Vertikalilhiminator erleiden die beleuch- 

 tenden Biischel Verluste an Intensitat, die ; 

 sich je nach der Oberflachenbeschaffenheit 

 der Objekte noch sehr betrachtlich steigern 

 konnen, so daB eine wirksame Projektion 

 nur unter ganz giinstigen Umstanden mb'g- 

 lich wird. Bei der Mikrophotographie da- 

 gegen lassen sich auch bei starken Licht - 

 verlusten immer noch gute Erfolge erzielen, 

 besonders bei solchen Objekten, die eine 

 gut reflektierende Oberfliiche haben. Die 

 Metallographie macht deshalb von mikro- 

 photographischen Aufnahmen selbst mittels 

 starkster Systeme ausgiebigen Gebrauch, nnd 

 bei richtiger Handhabung der Beleuchtungs- 

 einrichttingen werden iiberraschend scharfe 

 u nd kontrastreiche Photogramme erlialten. 



Fiir Mikrophotographie reicht in vielen Fallen 

 Gasgliihlicht, Xernstlicht, Acetylenlicht oder 

 Kalklicht als Lichtquelle aus; selbi-t eine gute 

 Petroleumlarape kann hierfiir verwendet werden. 

 Nur in \venigen Fallen ist elektrisches Bcgenlicht 

 unbedingt notig, so z. B. bei Aufnahmen fiir 

 kinematographische Zwecke oder \venn aus 

 anderen Griinden die Expositionszeit stark herab- 

 gesetzt werden mufi, ferner bei sehr starken 

 VergroBerungen und Anwendung stark absorbie- 

 render Farbfilter; auch die Aufnahmen bei Be- 

 leuchtung mit auffallendem Licht sowie bei 

 Dunkelfeldbeleuchtung erfordern ineist sehr in- 

 tensive Lichtquellen. Bei der Mikroprojektion 

 ist es dagegen fast immer notwendig, elektrisches 

 llogenlicht zu verwenden. Ist die abzubildende 

 ' Utjektpartie nur klein, also bei Anwendung 

 starker Objektive, so konnen auch kleine Bcgen- 

 lampen, die nur wenige Ampere brauchen, ver- 

 wendet werden, denn es handelt sich darum, nur 

 die kleinen Fliichen zu beleuchten, von der Bilder 

 entworfen werden sollen. Es ist dabei von 

 Wichtigkeit, die Gro'Be des erleuchteten Feldes 

 immer so zu wiihlen, daB nur das abzubildende 

 nbjektive Sehfeld Licht empfiingt, was durch 

 richtige Handhabung einer Kollektorlinse 

 mit Irisblende vor dem Beleuchtungsapparat 

 leicht erreicht werden kann. Diese Regel ist 

 bei der Mikrophotographie stets einzuhalten, 



Ies wird dadurch schadliches Nebenlicht und 

 auBerdem zu hohe Erwiirmung der Praparate 



vermieden, denn je groBer die durchleuchtete 

 Flache wird, desto groBer wird auch die Er- 

 warmung der Praparate trotz den gewohnlich 

 eingeschalteten Wasserkammern. 



Durch mikrophotographische Aufnahmen 

 kann das Auflosungsvermogen des Mikro- 

 skops gesteigert werden. Da um so feinere 

 Strukturen sichtbar werden, je kleiner 

 die Wellenlange der beleuchtenden Strahlung 

 ist, so wird schon im auBersteu Violett, fiir 

 das die photographische Platte noch sehr 

 empfindlich ist, eine Erweiterung der Auf- 

 losungsgrenze moglich. Noch mehr in dieser 

 Richtung wirkt natiirlich die Verwendnng 

 ultravioletten Lichtes. Durch die Bemiihun- 

 gen A. Kohlers ist es gelungen, noch 

 ultraviolette Strahlen von der Wellenlange 

 275 JLI/.I fiir die Mikrophotographie nutzbar 

 zu machen. Allerdings muB dann statt 

 des Glases, das fiir diese Strahlen schon nn- 

 durchlassig wird, zur Herstellung samtlicher 

 Linsen, Objekttriiger und Deckglaschen 

 Quarz verwendet werden. Die genaue Ein- 

 stellung auf das Objekt kann durch einige 

 Probeaufnahmen bewirkt werden, nachcleni 

 die vorlaufige Einstellung mittels einer ein- 

 geschalteten fluoreszierenden Platte aus Uran- 

 glas erfolgt ist. Die Objektive, die zu diesen 

 Aufnahmen benutzt werden miissen, sind 

 sogenannte Monochromate; sie sind spharisch 

 fiir die in Betracht kommende Wellen- 

 lange gut korrigiert, was sich leicht ermo'g- 

 lichen lieB, da ja die chromatische Aberration 

 hier ganz auBer Betracht bleiben kann. 



6. Dunkelfeldbeleuchtung und Ultra- 

 mikroskopie. Bei den gewohnlichen Be- 

 obachtungsinethoclen wircl die Beleuchtung 

 so geregelt, daB die Bilder der Objekte im 

 Sehfeld dunkel auf hellem Grunde erscheincn; 

 es treten also die beleuchtenden Strahlen 

 direkt in das Objektiv ein und werden, v.-enn 

 keine Abblendung erfolgt, nach denrmikro- 

 skopischen Bilde weiter geleitet. Man be- 

 zeichnet ein so entstandenes Bild auch 

 als Hellfeldbild oder negatives Bild. 

 Wircl nun aber in irgendeiner Weise ver- 

 hindcrt, daB die direkt durch das Sehfeld 

 gchendtn beleuchtenden Strahlen nach dem 

 mikroskopischen Bilde gelangen, so miissen 

 alle Teile des Bildes dnnkel bleiben, nach 

 denen diese direkten Strahlen verlanfen 

 wiirden. Objekte, die im Sehfeld liegen, 

 konnen aber auch unter diesen Umstanden 

 noch abgebildet werden, wenn ihre Struktur 

 so beschaffen ist, daB sie die beleuchtenden 

 Biischel ablenken. Verlaufen aber die ab- 

 | gelenkten Biischel innerhalb des ausnutz- 

 baren Oeffnungswinkels des Objektivs, so ge- 

 langen sie auch zur Bildebene und erzeugen dort 

 helfe Bilder der Objekte auf dunklem Grunde. 

 Auf diese Weise entsteht das Dunkelfcld- 

 oder positive Bild. In den positiven 

 Bildern lassen sich zwischen den helkn 



