Mikroskopische Tedinik 909 



auf seiner Oberflache Eisenhydroxyd nieder, Nieols ermittelt. Die Ungenauigkeit, welche 



wahrend der ahnliche Dolomit klar bleibt; durch die geringe Empfindlichkeit des Auges 



unter einem Tropfen Silbernitratlbsung be- gegen kleine Unterschiede im Helligkeits- 



deckt sich der chlorhaltige Sodalith mit einer grade bedingt wird mid besonders bei schwach 



dimnen Chlorsilberhaut, der auBerlich aim- doppeltbrechenden Mineralien sich bemerkbar 



liche, aber chlorfreie Haiiyn nicht u. dgl. - macht, umgeht man durch Einstellung auf 



An den Dimnschliffen und an isolierten Farbe oder auf Formen. Man bedient sich 



Kristallen laBt sich mit dem gewbhnlichen eines diinnen Mineralblattchens (meist eines 

 Polarisationsmikroskope eine Reihe Beob- j Gipsblattchens) von empfindlicher Farbe 



achtungen olme weitere Hilfsmittel aus- (Rot 1. Ordnung), welche in gelbliche oder 



fiihren, wie die Feststellung der Form, der blauliche Tone umschlagt, wenn das zu 



Spaltungsrichtungen, Art der Einschliisse, prufende Mineral nur wenig von seiner 

 Uniwandlungsvorgange, der Farbe, des ' Auslbschungsstellung abweicht. Empfind- 



Pleochroismus, des isotropen oder anisotropen licher noch wird die Methode, wenn man eine 



Verhaltens, der Licht- und Doppelbrechung Platte zersclmeidet und die Teile mit ge- 



sowie der Lage der Auslb'schungsrichtungen kreuzten Achsen zu einem kiinstlichen Zwil- 



im allgemeinen, bei Gesteinen der Struktur. linge wieder zusammenfugt. Darauf beruht 



Fur genauere Ermittelung mancher dieser die Calderonsche Calcitdoppelplatte, ein 



Erscheinungen und fur die Priifung auf kiinstlicher Kalkspaltzwilling, und die 



andere sind Hilfsapparate nbtig. Bravaissche Quarzdoppelplatte, bei der 



ib) Winkelmessung. So dient zur parallel zur Hauptachse geschnittene Quarz- 



Winkelmessuug an kleinen Objekten das platten so miteinander verkittet sind, daB 



liber dem Okular anzubringende Rochon- ihre c-Achsen einen Winkel von 90 bildeu. 



sche Prisma (auch Leesons Prism a genannt), Gleiche Beschattung oder gleicher Farbenton 



welches doppelte, sich zum Teil deckende Bil- der beiden Calcit- resp. Quarzhalften tritt 



der liefert; durch Drehung bringt man je zwei nur dann ein, wenn sich das zu untersuchende 



parallele Kanteu beider Bilder in eine Gerade. Mineral in der Ausloschungsstellung befindet. 



ic) Bestimmung der Lichtbrechung. In der vierteiligen Bertrandschen Quarz- 



St ark ere oder schwachere Lichtbrechung quadrantenplatte bestehen zwei gegeniiber- 



im allgemeinen wird an breiter oder schmaler liegende Sektoren aus basischen Platten von 



UmriBlinie, rauher oder glatter Oberflache, rechtsdrehendem, die beiden anderen aus 



Lage der hellen Beckeschen Linie innerhalb linksdrehendem Quarz. Alle vier Stiicke 



des starker brechenden Partikels erkannt und zeigen nur bei vollkommener Auslbschung 



durch Vergleich mit benachbarten Mineralien des zu priifenden Minerals gleiche Farbe, 



von bekannter Lichtbrechung (oder mit sonst in je zwei aneinandergrenzenden Sek- 



Kanadabalsam) angenahert zahlenmaBig be- toren Farbenverschiedenlieit. Zur Ein- 



stimmt. Zur genauen Ermittelung bettet stellung auf Formen beniitzt man eine 



man isolierte Mineralpartikel in Fliissigkeiteu zwischen Objekt und Analysator einge- 



von bekanntem Brechungsexponenten ein, schobene basische Calcitplatte oder eine 



wobei dann die Konturen des Minerals ver- Brezinasche Doppelplatte aus zwei an- 



schwinden, wenn es rait der Fliissigkeit einander gekitteten, nahezu senkrecht zur 



gleiche Lichtbrechung (und gleiche Dispersion 

 und Farbe) hat. Vorteile hierbei gewahrt 

 die Anwendung schiefer Beleuchtung durch 

 schraggestellten Spiegel oder durch einen 

 Schieber im Polarisator (vgl. Schroeder- 

 van der Kolk: Anleitung zur mikrosko- 

 pischen Kristallbestimmung. Wiesbaden 

 1898). Oder man ermittelt nach der 

 Methode des Herzogs von Chaulnes an 

 planparallelen Mineralblattchen von be- 

 kannter Dicke (D) den Betrag h, urn welchen 

 man den Tubus heben muB, damit ein vorher 

 scharf eingestelltes Objekt nach dem Da- 

 zwischenschieben des Blattchens wieder 



scharf erscheint: n= 



D 



D-h 



id) Bestimmung der Lage der 

 Auslb'schungsrichtungen. Die Lage der 

 Auslb'schungsrichtungen (der optischen Elasti- 

 zitatsachsen) wird gewohnlich durch Ein- 

 stellen des betreffenden Minerals auf das 

 Maximum der Dunkelheit bei gekreuzten 



Hauptachse geschnittenen Calcitplatten. In 

 beiden Fallen wird bei Abweichung des zu 

 untersuchenden Minerals von seiner Aus- 

 Ib'schungslage die Calcitinterferenzfigur ge- 

 stb'rt. Alle diese Hilfsmittel dienen auch 

 zur Feststellung sehr geringer Doppelbre- 

 chuna,-, die ebenfalls Storungen der Farbe 



oder der Form hervorruft. 



IB) Bestimmung des Wertes der 

 optischen Achsen. Zur Ermittelung des 

 relativen Wertes der optischen Elastizitats- 

 achsen (des optischen Charakters des Mine- 

 rals) dient bei Beobachtung im parallelen 

 polarisierten Lichte das eben erwahnte 

 Gipsblattchen vom Rot 1. Ordnung, auf 

 welchem eine Strichmarke die Richtung der 

 kleinsten Elastizitat anzeigt. Nach Ein- 

 fiihrung in den Tubus, wobei die Marke 

 45 mit den Schwingungsrichtungen des 

 Nicols bildet, zeigt das zu prufende Mineral 

 bei Drehung des Tisches bald hb'here, bald 

 niedrigere Farben als Rot 1. Ordnung, je 



