46 



Langenmessung 



SB 



10 



SO 



ra- 



nt 



77 



richtet ist, daB ein Intervall derselben gleich 

 9 / 10 Intervallen der Hauptteilung ist. Die 

 Teilstriche beicler Skalen erscheinen demzu- 

 folge systematise!! gegen einander versetzt 

 und es wird jedesmal erne Stelle geben, an 

 der ein Teilstrieh der einen Skala mit einem 

 Teilstrich der anderen nahe zusammeniallt. 

 In der Figur 2 ist dies der Teilstrich 83 der 

 Haupt- und 7 der Nebenskala. Man 

 sieht dann ohne weiteres, daB 6 

 bei 82,1, 5 bei 81,2 usw., endlich 

 der' Indexstrich bei 76,7 liegt. 

 Es ergibt sich also fiir die Messung 

 die praktische Regel, daB der Index- 

 strich um ebensoviel Zehntel- 

 intervalle oberhalb des nachst- 

 tieferen Intervallstriches der Haupt- 

 skale liegt, als der Strich der 

 Nebenskale benannt ist, der mit 

 einem Striche der Hauptskale zu- 

 sammenfallt. Der Nonius findet 

 vielfach Anwendung, wie z. B. bei 

 Schublehren (Fig. 8), bei Queck- 

 silberbarometern, auch bei Winkel- 

 messungen als Kreisnonius. Oft 

 kann es zweckmaBig sein, die 

 Intervalle der Nebenskale nicht 

 gleich 9 /io> sondern gleich n / 10 der 

 Hauptskale zu wahlen; auch 

 Noniusteilungen von 99 oder 101 

 Intervallen auf 100 Teile der 

 Fig. 2. Hauptskale sincl im Gebrauch. 



5. Schraube. Wahrend der Nonius 

 Intervallbruchteile nur cliskontinuierlich, 

 im Beispiel des vorigen Paragraphen nur 

 von 0,1 zu 0,1, zu messen gestattet, arbeitet 

 die Schraube kontinuierlich. Man denke 

 sich den Indexstrich der Figur 2 auf einer 

 Schraubenmutter angebracht, die durcli eine 

 eingreifende Schraube bewegt wird. Es ist 

 einleuchtend, daB. wenn man die Schraube 

 emmal ganz herumgedreht hat, sich der 

 [ndexstrich um einen Betrag voranbewegt 

 hat, der gleich der Hohe eines Schrauben- 

 ganges ist. Dreht man die Schraube nicht 

 ganz herum, so riickt auch der Indexstrich 

 nur um einen entsprechenden Bruchteil 

 weiter, der sich ans dem Drehungswinkel 

 bereclmen lassen wiirde. Bequemer als den 

 Winkel zu messen, ist es, den Kopf der 

 Schraube als flachen Zylinder zu gestalten 

 (vgl. z. B. Fig.3) und diesen mit einer Tei- 

 lung, etwa in 100 Teile zu versehen. Eine 

 Drehung der Schraube um ein Teilintervall 

 entspricht dann einer Verschiebung des 

 Indexstriches um Y IOO des Schraubengant^es, 

 z. B. wenn die Ganghohe der Schraube 1 mm 

 betragt, einer Verschiebung um 0,01 mm. 

 Wie die Schraube als MeBvorrichttmg 

 zu benutzen ist, wird im folgenden noch 

 rnehrfach Gelegenheit sein zu zeigen. Hier 

 moge nur noch eine Vorrichtung besprochen 

 werden, die bei Langenmessungen eine groBe 



Rolle spielt. Es war schon oben hervor- 

 gehoben, daB feine Teilun^en mit bloBem 

 Auge kaum sichtbar sincl; um sie anzu- 

 visieren, verwendet man darum fast immer 

 das Mikroskop, das den Vorteil bietet, daB 

 es zugleich die Visierrichtung eindeutig fest- 

 legt. Will man einen Strich mit Hilfe des 

 Mikroskopes fixieren, so hat man nur notig, 

 im Okular des Mikroskopes in der Bildebene 

 eine Marke anzubringen und das Strichbild 

 mit dieser zur Deckung zu bringen. Solche 

 Marken konnen entweder Striche sein, die 

 auf einer in der Bildebene angebrachten 

 Glasplatte eingeatzt sind, oder aber es werden 

 in der Bildebene Coconfaden frei ausge- 

 spannt, zwischen cleren zwei man den anzu- 

 visierenden Strich in die Mitte bringt. Um 

 nun Strichbild und Marke oder Fadenpaar 

 gegeneinander verschieben zu konnen, wird 

 entweder das ganze Mikroskop auf einen 

 Schlitten montiert, der von einer Schraube 

 bewegt wird, oder man macht bei fest- 

 stehendem Mikroskop die Marke in der Bild- 

 ebene beweglich. 



Wie das geschehen kann, zeigt Figur 3, die 

 ein solches Okular-Schraubenmikrometer der 



Fig. 3. 



Firma Carl ZeiB in Jena von oben gesehen 

 und im Durchschnitt in 2 / 3 naturlicher 

 GroBe darstellt. Die Lage der das Strich- 

 bild iiberdeckenden Marke oder des Faden- 

 paares wird an der Teilung des Schrauben- 

 kopfes, auch Schraubentroinmel genannt, 

 abgelesen, die sich vor einem Index vorbei- 

 bewegt. 



Wahrend die Schraube in ihren sonstigen 

 Verwendungsarten ein absolutes MeBinstru- 

 ment ist, fiir das man nur die Hohe des 

 Schraubenganges zu kennen braucht, ist 

 das Gleiche fiir das Okular-Schrauben- 

 inikrometer nicht mehr der Fall; der W T ert 

 eines Schraubenumganges hangt hier viel- 

 mehr von der gewahlten VergroBerung des 



