Langenmessung 



ciner oder zwei zueinander parallelen Gloit- Stichel bci S. die durch den Handgriff H 

 bahnen bewegt. Der Schlitten tragt in der bedient wird. ist bei D in Spitzenlagerung 

 Eegel zwei mit Okularmikrometern ver- an dem Geliiinge (1. das bei A sich gleich- 

 sehene Mikroskope, die sich iiber die zu falls in Spit/en liewegt, in dem guBeisernen 

 vergleichenden MaBstabe hinwegbewegen, die Bocke B aufgcliiinut. Die Bewegung derReiB- 

 anf einem parallel zur Gleitbahn angeord- vorrichtung ist cine dreifache, indem gleich- 

 iH'ten Tische ruhen. Die Mikroskope laden zeitig mit dem Abliobon des Stichels auto- 

 etwasverschiedenaus, sodaB man imeinendie matisch der Riicktrunspnrt auf den Anfana- 

 Striclio des einen, im anderen die Striche des neuen Striches verbunden ist. 

 des anderen MaBstabes sielit. Znr \ r erglei- Die Teilungen werden auf Metall direkt 

 cluing der MaBstabe werden die Mikroskope durch den passend beschwerten Stahlstichel 

 auf die linken MaBstabstriche gerichtet und aufgebracht. Auf Glas wird zuerst eine 

 deren Lage durch die Okularmikrometer Wachsschicht, am besten durch Eintauchen 

 fixiert, dann ebenso nach Verschiebung des des ganzen zu teilenden Stiickes in ge- 

 Schlittens die rechten MaBstabstriche beob- schmolzenes weiBes Wachs hergestellt , die 

 achtet; die Berechnung des Langenunter- an den Stellen der kiinftigen Striche durch 

 schiedes erfolgt wie bei den Messungen auf den Stichel der Teilmaschine entfernt wird. 

 dem Transversalkomparator. Die Fixierung der Striche geschieht durch 



Der Longitudinalkomparator wird zur dampfformige oder fliissige FluBsaure, die 

 Teilmaschine, wenn auBer dem Mikroskop wohl Glas atzt, die schiitzende Wachsschicht 

 auf den Schlitten noch eine Vorrichtung aber nicht angreift. Sehr feine Teilungen 

 ziun Ziehen von Strichen, ein ReiBerwerk, auf Glas werden mit Hilfe des Diamanten 

 montiert ist. In clieser Form erlaubt die hergestellt. 



Maschine aber nur, eine schon vorhandene 7. Bestimmung von Teilungsfehlern. 

 Teilung zu kopieren. Zu solchem Zwecke Bei der Bestimmung von Teilungsfehlern 

 wird die Mutterteilung mit dem Mikroskop nimmt man zunachst an, daB die Gesamt- 

 anvisiert, ein Strich durch Grob- und Fein- Lange der Skale richtig ist. Sofern auch die 

 verstellung des ganzen Schlittens eingestellt, Gesamtlange mit einem Fehler behaftet ist 

 und dann der neue Strich gezogen. dieser Fehler wird ja tibrigens mit der 



Eine Teilung ohne schon vorhandene Temperatur veranderlich sein - - braucht er 

 Mutterteilung kann man nur mit Hilfe einer spater nur proportional auf die einzelnen 

 Schraubenteilmaschine herstellen, wozu frei- Intervalle verteilt zu werden. 

 lich die Fehler der 

 Schraubegenugendge- 

 naubekannt sein miis- 

 sen. Eine solche von 

 der Firma S o m m e r 

 u n d R u n g e in Berlin 

 U'ebaute Schrauben- 

 teilmaschine (vgl.Zeit- 

 schr. f. Instrum. 16, 

 325, 1896) zeigt die 

 FigurG. Man siehthier 

 das durch die Schrau- 

 be bewegte Mikroskop, 

 mit dem man bei Ko- 

 pierung die Mutter- 

 teilung pointiert die 

 Schraube dient in 

 diesem Falle nur 

 als Transportmittel - 

 und das ReiBerwerk, 

 mit dem man alsdann 

 den Strich auf der 

 neuen Skala herstellt. 

 Bei Anfertigung un- Fi ? . 6. 



abhangiger Teilungen 

 kommt das Mikroskop 



auBer Anwendung; die Einstellung des Die inneren Fehler einer aus nahezu 

 ReiBerwerks auf den Ort des neu zu ziehenden gleichen Intervallen bestehenden Teiluny 

 Striches erfolgt dann lediglich durch die kann man nach drei Methoden ermitteln. 



Schraube. 



Die eigentliche ReiBvorrichtung mit dem 



Die erste, die H a n s e n sche Methode, be- 

 darf eines Hilfsintervalles, das den Inter- 



Hanihvorterbuch der Naturwissenschaften. Band VI. 



