Langenmessung 



51 



Spitzen sind auch Strichentfernimgen u. dgl. 

 meBbar. Bemerkenswert ist, daB die Schub- 

 lehre nicht wie Fiihlhebel, MeBkeil u. a. m. 

 erst mit bekannten Kaliberkorpern geeicht 

 werden niuB. Sie verwandelt vielmehr die 

 Endlangen direkt in Strichlangen. Der in 

 Rechnung zu setzende Nullpunkt der Tei- 



ausgestattete Instrumente haben in der 

 Regel nur ein kleines MeBbereich; sie werden 

 deshalb auch nur zur Bestimmung sehr 

 kleiner Langenanderungen, wie z. B. der 

 Langenanderungen, die durch Erwarmungen 

 hervorgebracht werden, benutzt, insbesondere 



trifft man das 

 Fiihlhebelprinzip 



haufig bei regi- 



strierenden oder 

 Zeigerinstrumen- 



ten (Thermograph 

 u. dgl.). Der 



Fuhlhebel liefert 



nur relative An- 



gaben, muB also 



auf metrisches MaB 



erst geeicht wer- 

 den. 



Der MeBkeil 



wird in der Regel 



als Doppelkeil be- 

 nutzt. Er besteht 



dann aus zwei 



gleichen flachen 



Keilen, derenQuer- 



schnitte rechteckigeDreiecke sind. Die bei den 

 Keile liegen gegeneinander gewendet mit 

 ihren Hypotenusenfluchen aufeinander, so 

 daB die beiden groBen Kathetenflachen unter 

 sich parallel sind. Durch gegenseitiges Ver- 

 schieben beider Keile werden beide Katheten- 

 flachen einander genahert oder voneinander 

 entfernt, die Vorrichtung kann also dazu 

 dienen, eine von zwu festen Anschlagen 

 begrenzte Lange, eine Lehre, in die der zn 

 messende Kb'rper eingelegt ist, auBer diesem 

 auszufiillen. Durch den MeBkeil wird also 

 gewissermaBen der eine der beiden festen 

 Anschlage der Lehre in einen beweglichen 

 verwandelt; die Lange des MeBstuckes er- 

 gibt sich dann als Differenz zwischen der 

 Weite der Lehre und der Entfernung der 

 Kathetenflachen des MeBdoppelkeiles. Diese 

 Entfernung kann nach erfolgter Eichung an 

 Teilungen, die langs einer oder beider Hypo- 

 tenusenkanten aufgebracht sind, abgelesen 

 werden. 



Verwandt mit dem MeBkeil ist die Draht- 

 lehre, die durch einen keilfonnigen Einschnitt 

 in ein Metallstiick oder dgl. gebildet wird. Je 

 tliinner der Dralit ist, um so tiefer lafit er sich 

 in die keilformige Lehre hineinschieben; seine 

 Dicke kann an einer langs des Keiles angebrachten 

 Teilung abgelassen werden. 



8b) Nonius. Der Nonius findet Ver- 

 wendung bei der Schublehre, wie sie in 

 Figur 8 abgebildet ist. AuBer Langen und Fig. 9. 



Stab- oder iiuBeren Rohrdurchmessern er- 



laubt die Schublehre durch Benutzung der hier durch eine Schraube gebildet, die in 

 unteren Enden der Taster, deren Dimen- einer langen Mutter lauft. Die Schraube 

 sionen bekannt sein miissen, auch innere hat meist eine Ganghohe von 1 mm, wobei 

 Kaliber abzugreifen.' Mit Hilfe der oberen die Trommel in 100 Teile geteilt ist. Eine 



Fig. 8. 



lung, der von dem bezifferten Nullpunkt je 

 nach der Giite des Instrumentes mehr oder 

 weniger abweichen kann, wird durch An- 

 einanderschieben beider Taster gefunden. 



8 c) S c h r a u b e. Das bei weitem feinste 

 Hilfsmittel zur Ausmessung von Endlangen 

 ist wiederum die Schraube, die hierbei 

 wesentlich in zwei Formen, als Schrauben- 

 mikrometer mit meist horizontal liegender 

 Schraube, und als Spharometer mit vertikal 

 angeordneter Schraube verwendet wird. 



Das Schraubenniikrometer ist in Figur 9 

 dargestellt. Der bewegliche Anschlag' wird 



