Lielitpolari>;)lioi] 



331 



lassen sich jetzt stets die Nicols so stellen, 

 daB der bei gekreuzten Nicols auftretende 

 Landoltsche dunkle Streifen (vgl. Fig. 10 b) 

 horizontal quor durch das Spaltbild geht. 

 Eine sehr geringe Drehung der Polarisations- 

 ebene, bevor das Licht den Analysator er- 

 reiclit, laBt den Streifen sofort nacli oben 

 oder unten wandern. Durch einen mikro- 

 metrisch verschiebbaren horizontalen Doppel- 

 faclen kann die GroBe der Wanderung des 

 Streifens sehr genau ausgemessen werden. 

 Man kann auf diese 

 Weise schon Dreh- 

 ungen von 1 3 Se- 

 kunden messen. Bei 

 gro'Beren Drehungen 

 geht der dunkle 

 Streifen ganz aus 



dein Gesichtsfeld her aus imd muB durch 

 Drehung des Analysators wieder zuriick- 

 gebracht werden. Dann wird der Drehungs- 

 winkel am Teilkreis des Analysators abge- 

 lesen. Bei groBen Drehungen stellt sich dann 

 aber der L a n d o 1 1 sche Streifen schief 

 und die Einstellungsgenauigkeit verliert dann 

 sehr und ist schlieBlich der einfachen B i o t - 

 schen Anordnung nicht mehr iiberlegen. 

 Der Apparat kann natiirlich nur mit mono- 

 chromatischem Licht gebraucht werden. 



Da die Einstellung auf gro'Bte Dunkel- 

 heit bei gekreuzten Nicols keine groBe Ge- 

 nauigkeit ergibt, hat Wild in seinem 

 Polaristrobometer die Quarzdoppelplatte des 

 S a v a r t schen Polariskops (vgl. S. 324) 

 angebracht. Diese Platte steht so hinter 

 dem Polarisator, daB ihre optischen Achsen 

 mit der Polarisationsebene des Polarisators 

 45 bilden. Dann folgt die Substanzrohre 

 und der Analysator. Da die Streifen im 

 S a v a r t schen Polar iskop nun am scharf sten 

 gesehen werden, wenn man in unendliche 

 Feme blickt, so ist hinter dem Analysator 

 nocli ein kleines auf Unendlich eingestelltes 

 Fernrohr angebracht, mit dem man jetzt 

 durch die gauze Anordnung hindurchsieht. 

 Die Interferenzstreifen werden dann sicht- 

 bar, wenn die Nicols gekreuzt oder parallel 

 stehen, dazwischen gibt es 2 Stelhmgen, 

 bei denen die Streifen verschwinden. Tritt 

 durch Zwischenschalten einer drehenden 

 Substanz eine Drehung der Polarisations- 

 ebene ein, so treten die Streifen wieder auf 

 und man stellt durch Drehen eines Nicols 

 auf Verschwinden der Streifen ein. Die 

 Drehung wird von einem Teilkreis abgelesen 

 und entspricht dem gesuchten Drehungs- 

 winkel. Audi hier ist monochromatisches 

 Licht notig. 



Urn mit weiBem Licht, das im allge- 

 meinen leichter in grb'Berer Intensitat zur 

 Verfiigung steht als monochromatisches Licht 

 (Natriumflamme) arbeiten zu kb'nnen, hat i 

 S o le i 1 zur feineren Erkennung der richtigen 



Einstellung- des Analysators eine Quarzdoppel- 

 platte konstruiert. die aus einem rechts- und 

 einem linksdrehenden Quarz /usammengeset/t 

 ist, in der Weise, daB beide nebeneinander 

 liegen und in einer feinen Linie in der Mitte des 

 Gesichtsfeldes zusammenstoBen und so dieses 

 in zwei gleiche Halften teilen. Beide sind 

 3,75 mm dick und ergebeu dadurch die 

 ,,empfindliclie Uebergangsfarbe" (vgl. S. 327). 

 In der Nullstellung ties Analy-ators, d. h. 

 der Parallelstellung mit dem Polarisator 



Fig. 17. 



erscheinen dann beide Halften des Gesichts- 

 feldes gleich gefiirbt. Eine geringe Drehung 

 der Polarisationsebene durch Zwischen- 

 bringen einer aktiven Substanz bewirkt 

 eine ungleiche Farbung beider Halften, die 

 durch Drehen des Analysators wieder aus- 

 geglichen wird. Da in diesem Apparat die 

 Trennungslinie beider Halften der Doppel- 

 platte scharf gesehen werden muB, ist hinter 

 dem Analysator noch ein kleines (galileisches) 

 Fernrohr angebracht, das auf die Doppel- 

 platte scharf eingestellt wird. 



S o 1 e i 1 hat ferner auch noch die Dre- 

 hung des Analysators ersetzt durch einen 

 besonderen Kompensator. Dieser besteht 

 aus 2 gegeneinander verschiebbaren keil- 

 formigen Quarzplatten (Fig. 18), die aber 

 so geschnitten sind, 

 daB die optische Achse 

 senkrecht zur Ebene 

 der Flatten steht. 

 Diese Anordnung ist 

 nicht mit Babinets 

 Kompensator zu ver- 

 wechseln. Durch die 

 Verschiebbarkeit der 

 Flatten gegeneinander 

 stellt das Ganze eine 

 Platte variabler Dicke 

 dar. Diese beiden 

 Keile sind beide 

 aus gleichdrehendem 

 etwa beide aus rechtsdrehendem; beiden 

 ist dann eine andere aus linksdrehen- 

 dem Quarz vorgeschaltet von einer 

 Dicke, die gleich der Dicke der beiden 

 anderen zusammen in ihrer mittleren Stel- 

 lung ist. Ein polarisierter Lichtstrahl, der 

 das Ganze durchsetzt, erhalt dann keine 

 Drehung, da die in der ersten Platte er- 

 haltene Drehung durch die Quarzkeile gerade 

 wieder aufgehoben wird. Sowie man aber 

 die Quarzkeile gegeneinander verstellt, kann 

 man dem Lichtstrahl jede beliebige Drehung 

 geben. Die durch irgendeine Substanz hervor- 



Fig. 18. 



Quarz geschnitten. 



