332 



Lichtpolarisation 



gerufene Drehung kann man daher durch 

 geeignetes Verstellen an diesem Kompen- 

 sator wieder aufheben. Die Stellung der 

 Quarzkeile gegeneinander kann an einer 

 Skalamit Nonius sehr genau abgelesen werden 

 und wenn diese einmal auf Drehungswinkel 

 kalibriert ist, kann man durch die Ablesungen 

 an diesem S o 1 e i 1 schen Kompensator die 

 Drehungen des Analysatornicols vollstandig 

 ersetzen. 



Der S o 1 e i 1 sche Apparat arbeitet mit 

 weiBem Licht und ist daher sehr be quern 

 bei farblosen Substanzen, deren_ Rotations- 

 dispersion annahernd die gleiche ist wie beim 

 Quarz. Dies ist bei klaren Zuckerlosungen 

 der Fall. Sind die Substanzen jedoch ge- 

 farbt oder ist die Dispersion wesentlich anders, 

 so ist die empfindliche Farbung gestort und 

 die Einstellung weniger gut auszufiihren. 

 Fur diesen Fall ist in dem Saccharimeter 

 von Ventzke-Soleil zwischen Licht- 

 quelle und Polarisator noch ein Nicol und 

 eine senkrecht zur Achse geschliffene Quarz- 

 platte. Dieser Nicol mit der Quarzplatte 

 und dem Polarisatornicol geben gefarbtes 

 polarisiertes Licht, wie es doppelbrechende 

 Kristallplatten passender Dicke zwischen 

 2 Nicols stets hervorrufen, durch Drehen 

 des ersten Nicols mit der Platte kann man 

 die Farbung des Lichtes in weiten Grenzen 

 verandern und so fur jede Einstellung den 

 giinstigsten Farbenton heraussuchen. 



Aber auch nach dieser Verbesserung 

 bleibt das Arbeiten mit einem solchen In- 

 strument bei stark wechselnden Farbungen 

 recht ermtidend ; daher sind f iir solche Zwecke 

 Apparate mit ungefarbten Gesichtsfeldern 

 vorzuziehen. Ein solcher Apparat ist das 

 Halbschattenpolarimeter von Laurent. 

 In diesem Instrument ist das Gesichtsfeld 

 zur Halfte mit einer Quarzplatte bedeckt, 

 die parallel zur optischen Achse gesclmitten 

 und so dick ist, daB eine Phasendifferenz von 

 Va/i fur beide Strahlen entsteht. 



Das Gesichtsfeld ist also wieder in zwei 

 Half ten geteilt und die optische Achse ist 



Fig. 19. 



parallel der Trennungslinie oA der beiden 

 Halften (Fig. 19). Ist nun die Schwingungs- 

 ebene des Polarisators in die Richtung oc 



gestellt, so tritt in der rechten, freien Halfte 

 des Gesichtsfeldes das Licht ungestort hin- 

 durch. In der linken Halfte erfahrt jedoch 

 die horizontale Schwingungskomponente eine 

 Verschiebung um 1 / 2 ^ so daB sie aus ob zu ob' 

 wird. In der linken Halfte des Gesichts- 

 feldes erhalt also das Licht die Schwiugungs- 

 richtung oc', wahrend sie rechts oc ge- 

 blieben ist. Wird die Schwingungsrichtung 

 im Analysator horizontal gestellt, so er- 

 scheinen beide Halften gleich hell. Schaltet 

 man jetzt eine aktive Substanz ein, so wird 

 die eine Halfte des Gesichtsfeldes heller, 

 die andere dunkler, wodurch schon sehr 

 geringe Drehungswinkel wahrnehmbar werden. 

 Durch Drehen des Analysators kann man 

 die Gleichheit wieder herstellen und vom 

 Analysatorteilkreis den Drehungswinkel ab- 

 lesen. Indem man den Winkel Aoc ver- 

 schieden groB wahlt, kann man die Hellig- 

 keit des Gesichtsfeldes der verfugbaren 

 Lichtquelle anpassen. Die Empfindlichkeit 

 wird um so groBer, je spitzer Aoc wird, 

 dann ist aber auch eine um so hellere Licht- 

 quelle erforderlich. Audi dies Laurent- 

 sche Instrument ist nicht ganz unabhangig 

 von der Farbe, da die Quarzplatte nur fur 

 eine Wellenlange genau die Phasendifferenz 

 Ya/l hervorrufen kann. Die Empfindlichkeit 

 gegen einseitige Farbungen ist aber wesent- 

 lich geringer wie bei der Doppelplatte von 

 S o 1 e i 1. 



Ganz unempfindlich gegen die Farbung 

 der untersuchteu Substanz sind die Polari- 

 strobometer, in den en die Verschieden- 

 heiten in den beiden Halften des Gesichts- 

 feldes nur durch Nicol sche Prismen hervor- 

 gerufen werden. Das genaueste und voll- 

 kommenste Instrument dieser Art ist das Halb- 

 schattenpolarimeter von L i p p i c h , dessen 

 Anordnung durch Figur 20 dargestellt ist. 



Hier ist hinter dem groBen Polarisator 

 Nicol Nj ein kleiner Nicol N 2 angeordnet, 

 der nur die Halfte des Gesichtsfeldes aus- 

 fiillt; er ist ein klein wenig geneigt, so daB 

 seine untere Vorderkante eine sehr scharfe 

 Grenzlinie zwischen beiden Halften bildet. 

 Das Gesichtsfeld ist begrenzt durch die 

 Blende D 15 auf die das kleine Fernrohr F 

 eingestellt ist. Sind beide Nicols genau par- 

 allel gestellt, so wird der Analysator N 3 

 das ganze Gesichtsfeld gleichmilBig ver- 

 dunkeln; ist jedoch der eine von ihneu ein 

 klein wenig y 2 bis 3 gegen den anderen ver- 

 dreht, so wkd stets nur eine Halfte des 

 Gesichtsfeldes zurzeit vollig dunkel sein. 

 Zwischen diesen beiden Stellungen fiir den 

 Analysator liegt dann aber eine Stellung, 

 in der beide Halften gleich erscheinen. 

 Diese Stellung gilt als Nullstellung. Ein- 

 schalten einer aktiven Substanz hellt die 

 eine Halfte des Gesichtsfeldes auf und ver- 

 dunkelt die andere. Die Gleichheit ist durch 



