Lut'tpumpen 





zwischen A und G, so daB bei der Rotation 

 von A in der Pfeilrichtung die in den sichel- 

 fbrmigen Raumen enthaltene Luft durch 

 die als Kolben wirkenden Schieber von der 

 Saugdriise C nach dem Ausstromungskanal D 

 gefb'rdert wird. Derartige Kapselpumpen 

 lassen sich nicht entfernt so exakt anfertigen, 

 wie Kolbenpumpen. Um die unvermeid- 

 h'chenUndichtigkeiten unschadlich zumachen, 



Fig. 5. 



haben Siemens und Halske (Oberingenieur 

 Hoffmann) das ganze Kapselwerk unter Oel 

 gesetzt, so da6 auch die Ausstromungsoff- 

 nung sich unter Oel befindet. Da das Oel 

 manche Unzutraglichkeiteu mit sich bringt, 

 z. B. beim Abstellen der Pumpe sehr leicht 

 in den Rezipienten eindringt, hat Gaede 

 die Undichtigkeiten dadurch unschadlich 

 gemacht, daB er genau am Ende des sichel- 

 fb'rmigen Raumes bei a ein schlitzformiges 

 Ventil anbrachte. Die zwischen Schieber 

 und Ventil befindliche Luft wird bei jeder 

 halben Umdrehung fast vollstandig nach 

 auBen verdrangt, so daB der sichelfbrmige 

 Raum gut evakuiert bleibt, und der Rezi- 

 pieut durcli die Schieber nicht gegen die 

 Atmosphare, sondern nur gegen ein relativ 

 hohes Vorvakuum abgesperrt wird. Ein 

 besonderer Vorteil dieser Gaedeschen 

 Pumpe, welche von der Firma E. Leybolds 

 Nachfolger in Kbln hergestellt wird, besteht 

 in der ziemlich weitgehenden Unempfindlich- 

 keit gegen Wasserdampfe. Die sich in der 

 Pumpe bildenden Wassertropfchen flieBen 

 von t auf den Boden des an der Pumpe 

 angebrachten Oelreservoirs und werden da- 

 durch unschadlich. Dies kommt vor allem 

 im Gebrauch bei Vorlesungsversuchen zur 

 Geltung, indem man z. B. zeigen kann, 

 daB das Wasser im Vakuum bei Zimmer- 

 temperatur siedet und infolge der groBen 

 Verdunstungskiilte gefriert, besonders wenn 

 durch Gegenwart von Schwefelsaure im 

 Vakuum die Verdunstung beschleunigt wird. 

 Bei den ubrigen, beschriebenen Kolben- 

 luftpumpen, besonders den Oelluftpumpen, 



sind die Wasserdampfe sehr storend, weil 



dieselben bei dem Druckhub des Kolbens 



kondensieren, und das Wasser bei dem Saug- 



hub des Kolbens wieder verdampft. Man ist 



daher gezwungen, die Oelluftpumpen vor 



j Wasserdampfen zu schiitzen, indem man in 



i der Vakuumleitung ein mit Phosphor- 



pentoxyd gefiilltes GefiiB anbringt, welches 



die Wasserdampfe absorbiert. 



e) Toplers Quecksilberluftpumpe. 

 Bei den Quecksilberluftpumpen wird die Luft 

 durch Quecksilber verdrangt. Der schad- 

 liche Raum laBt sich bei diesen vollstandig 

 vermeiden. Die erste Quecksilberluftpumpe 

 wurde von dem schwedischen Gelehrten und 

 Philosophen Emanuel v. Swedenborg 

 konstruiert (1722). Ein mit Ventilen ver- 

 sehenes GefaB wurde abwechselnd mit Queck- 

 silber gefullt und wieder entleert, so daB 

 die Quecksilberoberflache wie der Kolben C 

 in der Stiefelpumpe Fig. 2 wirkte. Nach 

 dem gleichen Prinzip hat spater GeiBler in 

 Bonn eine Pumpe 

 konstruiert und mit 

 derselben die elek- 

 trische Entladung in 

 luftverdiinnten Roh- 

 i ren (GeiBlerrohren) 

 untersucht. To pier 

 hat die Hahne und 

 Ventile der alten 



Quecksilberluft- 

 pumpen durch auto- 

 matisch wirkende 

 Qu ecksilberabschliisse 

 ersetzt. Wie Figur 6 

 zeigt, ist das GefaB A 

 der Tb'plerpumpe 

 durch einen Schlauch 

 mit dem GlasgefaB B 

 verbunden und mit 

 Quecksilber gefullt. 

 Wird A in die Ho'he 

 gehoben, so fiillt das 

 Quecksilber dieKugel 

 B. Die daselbst befind- 

 liche Luft wird durch 



dasGlasrohr C hindurch nach auBen verdrangt 

 und kann unter der Glocke D aufgefangen 

 werden. Senkt man das GefaB A, so flieBt 

 das Quecksilber aus B zuriick und die Luft 

 tritt aus dem zu vakuierenden Rezipienten 

 R durch das Rohr F bei E nach B ein. Durch 

 Anheben von A beginnt das Spiel von neuem. 

 Die Pumpe erhielt verschiedeue Verbesse- 

 rungen durch Bessel-Hagen, Neesen, 

 Raps. Wenn auch diese Pumpe jetzt fast 

 uberall durch andere Pumpen verdrangt ist, 

 so verleiht ihr der Umstand, daB man die 

 abgepumpten Gase bei D unter Atmospharen- 

 druck aufsammem kann, fiir gasanalytische 

 Untersuchungen einen bleibenden Wert. 

 C) Schaukelluftpumpe von IT. v. 



Fig. 6. 



