502 



Luftpumpen 



Re den. Wird das GefaB A in Fig. 6 ebenso 

 eingerichtet wie die Kugel B, so wird die 

 Pumpe doppelt wirkend und man erhalt nach 

 Wood eine bequeme Anordnung, wenn beide 

 Kugeln auf einem'gemeinsamen, um einen 

 Zapfen drehbaren ^ Brett montiert werden. 

 Durch Schaukelbewegung des Brettes wird 

 abwechselnd A und B mit Quecksilber gefiillt. 



Fig. 7. 



U.-v. Reden hat die Schaukelpumpe ver- 

 bessert, indem er die GefaBe A und B und 

 deren Verbindungsrohr als Teile eines eiuzigen 

 Rohres anordnet, wie Figur 7 zeigt. Das 

 Rohr AB hat an beiden Enden S-formige 

 Ansatze a und b. R ist der Rezipient, bei 

 t wird eine Vorpumpe, z. B. Stiefelpumpe 

 angeschlossen. Das Gas des Rezipienten 

 fullt den Raum A und wird, wenn die Pumpe 

 um den Zapfen r nach der anderen Seite 

 schaukelt, von dem Queck- 

 silber aus A durch a nach t 

 gedrangt. Der Teil B des 

 Rohres fullt sich mit der 

 D Luft des Rezipienten und der 

 gleiche Vorgang wiederholt 

 sich bei jeder Schaukelbewe- 

 gung. Die Verbindung von 

 Rezipient und Schaukel- 

 pumpe muB beweglich sein. 

 Da eine Gurnmischlauchver- 

 B bindung zur Erzeugung sehr 



holier Vakua nicht geeignet 

 ist, hat Reden die Verbin- 

 dung durch einen ,,Kugel- 

 schliff" hergestellt: Das eine 

 Rohr endigt in einer Kugel- 

 schale, das andere Rohr in 

 einem runden, durchbohrten 

 Kopf. Beide Teile sind 

 I'i-- 8. passend aufeinander ge- 

 schliffen und werden mittels 

 eines zahen Fettes gedichtet. 



rf) Sprengels Quecksilberluftpumpe 

 Bei der Sprengelschen Quecksilberluft- 

 pumpe tropft Quecksilber aus den An- 



C 



satzrohrchen bei A (Fig. 8) in die Glas- 

 rb'hre B, das sogeuannte Fallrohr. Die 

 fallenden Tropfen wirken wie kleine Kolben, 

 schlieBen in dem Rohr kleine Luftmengen 

 ab, und fiihren diese in Form von Luft- 

 bliischen abwarts nach dem GefaB C, wo- 

 selbst die Luft entweicht. Dadurch entsteht 

 in dem Raum E eine Luftverdunnung. Der 

 Rezipient wird an dem Ansatzrohr D ange- 

 schlossen. Die Pumpe wurde verbessert von 

 Gimingham, Kahlbaum uud vor allem 

 mit Einrichtungen versehen, welche auto- 

 matisch das Quecksilber wiecler von C nach 

 A heben. Die Glasteile dieser Pumpe sind 

 durch ,, Quecksilberschliffe" miteinander ver- 

 bunden. Die beiden zu verbindenen Rohr- 

 enden sind konisch geformt. durch Schleifen 

 aufeinander gepaBt und werden zum Ab- 

 schluB gegen die Luft mit Quecksilber iiber- 

 deckt. "infolge der hohen Kapillardepression 

 dringt das Quecksilber nicht durch die 

 Schleifflachen. Damit die Luft nicht zwischen 

 Quecksilber und Glas entlang kriecht und in 

 das Vakuum eindringt, miissen Glas und 

 Quecksilber gut gereinigt, vor allem fettfrei 

 sein. 



#) Wasserstrahlluftpumpe. Wird die 

 Sprengelsche Quecksilberluftpumpe statt 

 mit Quecksilber mit Wasser betrieben, 

 indem man die Pumpe bei A an die Wasser- 

 leitung anschraubt, so erhalt man die 

 Bunsensche Wasserstrahlluftpumpe. AuBer 

 durch ihre sehr kompendiose Form zeichnet 

 sich die vollstandig aus Glas hergesteUte 

 Wasserstrahlpumpe durch ihre geringen An- 

 schaffungskosten und die Unempfindlichkeit 

 gegen atzende Dampfe aus. Diesen Um- 

 standen verdankt clieselbe ihre groBe Ver- 

 breitung in den Laboratories Der Druck 

 laBt sich mit dieser Pumpe naturlich nicht 

 weiter herabsetzen, als bis zur Spannkraft 

 des Wasserdampfes, welche je nach der 

 Temperatur desWassers 10 bis 20 mm Queck- 

 silbersaule betragt. 



i) Gaedes rotierende Qnecksilber- 

 luftpumpe. Die rotierenden Quecksilber- 

 ' luftpumpen habeu das Gemeinsame, daB 

 komplizierte Rohren und Kammersysteine 

 bei der Rotation um eine horizontale oder 

 schrage Achse sich in den jeweils unten 

 befindlichen Teilen mit Quecksilber, in den 

 jeweils oben befindlichen Teilen mit Luft 

 anfiillen. Die Oberflache des als Kolben 

 wirkenden Quecksilbers verdriingt die abge- 

 schlossene Luft und laBt dadurch eine Saug- 

 wirkung zustande kommen. Bei der einen 

 Klasse von rotierenden Luftpumpen dient 

 das rotierende Rohrensystem als GefaB fur 

 das Quecksilber. Pumpen dieser Art, bei 

 denen kreisformig gebogene Rohren um eine 

 geneigte Achse rotieren, sind von Schulze- 

 Berge, F. Florio, Kauffmann kon- 

 struiert. Bei der anderen Klasse rotieren- 



