Luftpumpen 



503 



der Quecksilberluftpumpen rotiert ein Kam- 

 mersystem in einem Quecksilberbad. Pum- 

 pen dieser Art sind von Fritsche und 

 Pichon, Barr und Stroud, Pintsch, 

 Gaede, Pfeiffer, Kohl konstruiert wor- 

 den. Die groBte Verbreitung sowohl in 

 wissenschaftlichen Laboratorien wie in 

 technischen Betrieben hat unter diesen 



Gasdruck in dera Gehause so niedrig halten, 

 daB die zentrale Oeffnung der Trommel bei 

 V von Quecksilber iiberdeckt bleibt. So- 

 lange der Druck noch grb'Ber ist, kann die 

 Quecksilberluftpumpe nicht wirken und der 

 Rezipient muB direckt mit der Vorpumpe 

 kommunizieren. Urn dies zu ermb'glichen, 

 hat Gaede die Glasapparatur Figur 10 kon- 



1 



Fig. 9 S 



rotierenden Quecksilberluftpumpen infolge 

 der erreichbaren sehr hohen Verdiinnungen, 

 der raschen Wirkungsweise und einfachen 

 Handhabung die Gaedepumpe gef unden, 

 welche von der Firma E. Ley bo Ids Nach- 

 folger in Koln hergestellt wird. 



Die Gaede sche Quecksilberluftpumpe 

 (Fig. 9) besteht aus einem guBeisernen Ge- 

 hause G, welches bis q mit Quecksilber ge- 

 fullt und vorne'durch die Glasplatte B ver- 

 schlossen ist. In dem Quecksilberbad rotiert 

 die auf der Welle A sitzende Trommel T. 

 Durch die Zwischenwande Z ist die Trommel 

 in Kammern unterteilt, welche iiber dem 

 Quecksilber die Raume W-L und W 2 ab- 

 schlieBen. Bei der Rotation in der Pfeil- 

 richtung vergro'Bert sich der Raum Wi und 

 saugt durch die Oeffnung f das Gas aus der 

 Vorkammer V und durch das Rohr R aus 

 dem daran angeschlossenen Rezipienten a~n. 

 Bei fortgesetzter Rotation taucht die Oeff- 

 nung f unter den Quecksilberspiegel wie bei 

 W 2 , wodurch der Gasinhalt vom Rezipienten 

 abgeschlossen wird. Der Gasinhalt wird 

 dann durch das nachstromende Quecksilber 

 an die Peripherie zwischen die Wande Z t 

 und Z 2 gedrangt und schlieBlich aus den 

 Gangen heraus in das Gehause gefb'rdert. 

 Von da wird das Gas durch die an r ange- 

 schlossene Vorpumpe abgesogen. Die Vor- 

 pumpe z. B. Wasserstrahlpumpe, muB den 



struiert. Rezipient und Vorpumpe sind 

 auf dem Wege EFO as^ s, mitemander ver- 

 bunden. Das U-Rphr M ist rechts vollstandig, 

 links bis unter die Oeffnung mit Queck- 



Fig. 10. 



silber gefullt. Ist ein bestimmtes Vorvakuum 

 erreicht, so sinkt das Quecksilber im rechten 

 Schenkel und steigt im linken Schenkel von 



