Luftpumpen 



Gasreibung als die treibende Kraft bei Pumpcn 

 zu verwenden, bictet somit sehr erhebliche pvak- 

 tische Vorteile. Bei den alteren Pumpeu spielte 

 die Gasreibung natiirlicherweise auch eine Rolle, 

 aber nur eine sekundiire, indem durch die Reibung 

 in den Zuleitungsrohren die Wirkung verschlech- 

 tert, durch die Reibung an den Ventilen und 

 Kolben verbessert wurde, indem durch die Gas- 

 reibung ein Dichthalten derselben unterstiitzt 

 wurde. Derartige Wirkungen fallen bei der 

 Reibungspumpe fort, weil diese weder Ventile 

 noch Kolben besitzt. 



/3) Wirkungsweise der Molekular- 

 lu f t p u m p e. Zur Erlauterung der Wirkungs- 

 weise seien hier einige Versuche mit einer 

 solchen Luftpumpe beschrieben. Wie 

 Figur 14 zeigt, wurde diese mittels Riemen- 

 ubersetzung durch einen Elektromotor b an- 





- 



Fig. 14. 



getrieben. Als Vorpumpe wurde eine Gaede- 

 sche Kapselpumpe verwendet und durch den 

 Schlauch c mit der Molekularluftpumpe a 

 verbunden. Eine Rontgenrohre von 1 1 

 Inhalt wurde ohue Verwendung von Trocken- 

 mitteln auf die Puinpe aufgesetzt und 

 konnte durch einen Hahn d abgesperrt 

 werden. Bei einem Druck von ca. 5 mm 

 beginnend, war die Rohre bei einem Versucli 

 in 6 sec, bei einem anderen in 12 sec soweit 

 evakuiert, daB die Funken an einer parallel 

 geschaltenen 15 cm Funkenstrecke tiber- 

 schlugen. Bedenkt man, daB der gleiche 

 Versuch mit einer Gaedeschen Quecksilber- 

 luftpumpe ausgefuhrt, etwa 100 sec bean- 

 sprucht, so erkennt man die besonders im 

 Vergleich zu ihrer kleinen Form erstaunlich 

 rasche Wirkungsweise der Molekularluft- 

 pumpe. Zur vollen Ausnutzung so groBer 

 Pumpgeschwindigkeiten sind die unter 1%) 

 gegebenen Vorschriften iiber die Rohrweiten 

 sorgfaltig zu beachten, und es muB bei der 

 Molekularluftpumpe die Leitungsfahigkeit 

 des Rohrensystems groBer sein als 1500 cbcm 

 per sec. Die Verbmdungsrohren im Hoch- 



vakuum miissen somit mindestens 3 cm 

 weit sein. 



Durchspiilt man bei dem beschriebenen Ver- 

 such das Vorvakuum der Molekularluftpumpe mit 

 Luft, so ist das Vakuum in dor Rontgenrohre 

 so hoch, daB keine Entladung hin durch geht. 

 Wurde dann das Vorvakuum mit Wasserstoff 

 durchspiilt, so stellte sich das Druckgleichgewicht 

 her, wie es der gro'Beren Geschwindigkeit der 

 Wasser stoffmolekiile entspricht. Die Rontgen- 

 rohre fiillte sich soweit mit Wasserstoff, daB die 

 elektrischen Entladungen durch die Rohre 

 gingen, die griine Glasfluoreszenz verschwandund 

 Glimmentladung einsetzte. LieB man dann wieder 

 Luft durch das Vorvakuum stromen, so stieg <l;is 

 Vakuum, bis keine Entladung mehr durch die 

 Rohre giiig. Wircl also das Vorvakuum dauernd 

 mit Luft durchspiilt, so kann man auch bei 

 Anwesenheit sehr leichter Gase und Dampfc 

 im Rezipienten die hochsten Vakua erzielen, 

 weil der Partialdruck derselben in der Luft ver- 

 schwindend klein ist. 



Die Abhangigkeit der Ho'he des erzeugten 

 Vakuums von der Tourenzahl des Zylinders 

 und von der Ho'he des Vorvakuums zeigt 

 folgende Tabelle. Es bedeutet darin, n die 

 Drehungszahl, des Zylinders per min, p t den 

 Druck in dem Vorvakuum, p 2 den Druck 

 im Rezipienten. 



n 



I2OOO 



I2OOO 



I2OOO 



I2OOO 



GOOD 



2500 



Pi 

 0,05 



I 

 IO 



20 



0,05 

 0,05 



P2 



O,OOOOOO2 



O,OOOOO5 



O,OOO03 



O,OOO3 



O,OOO02 



O,OOO3 



Die niedersten Drucke von 0,0000002 

 komiten nicht direkt gemessen werden, weil 

 weil das Mac Leod genau den Wert zeigte. 

 Der Druck wurde in der Weise bestimmt, 

 daB das Mac Leod mit der drittletzten Nut 

 kommunizierte, und durch einen besonderen 

 Versuch das Druckverhaltnis zwischen An- 

 fang und Ende der drei letzten Nuten be- 

 stimmt wurde. Die Zahlen zeigen uns, daB 

 die Gaedesche Molekularluftpumpe nicht 

 nur am schnellsten wirkt, sondern auch 

 hb'here Vakua gibt als alle ubrigen Hoch- 

 vakuumpumpen. 



2. Kompressionsluftpumpen und ihre 

 Anwendung. Die Kompressionspumpen 

 pressen die Luft in ein geschlossenes GefaB. 

 Die Oekonomie spielt bei diesen Pumpen im 

 Gegensatz zur Vakuiimpumpe eine sehr grofie 

 Rolle, so daB hier fast ausschlieBlich die 

 Kolbenpumpe (Fig. 2) in Betracht kommt, 

 weil bei einer solchen Maschine die Undich- 

 tigkeits- und Reibungsverluste am kleinsten 

 sind. Sogar die Kompressionswarme der 

 Luft ist von solchem EinfluB, daB man die 

 Luft in verschiedenen Stufen komprimiert 

 und nach jeder Kompression in Schlangen- 

 roliren mit Wasser kiihlt. Zur Kiihlung der 

 Luft wird auch Wasser direkt in den Zylmder 

 hineingespritzt. GroBe geschlossene GefaBe, 



