cler Erde (501 



Winkel zwischen magnetischem und astro- dem absoluten Werte der in der Spule 



nomischem Meridian ist die Deklination. indnzierten elektromotorischen Kraft. 1st 



Zur Aufhangung der Nadel werden Stahl- die Drehachse der Spule also parallel zur 

 spitzen oder diinne Metall- oder Kokonfaden Richtung der Kraftlinien des Erdfeldes, 

 benutzt. Die Spitzen zeigen Reibung , die so w j r( } bei einer Rotation keine Zu- oder 

 Faden Torsion Die Reibung sucht man durch Abnahme der Zahl der von der Spule ein- 

 S^inftetrSs S- *{*f *n Kraftlinienerfolgen also auch keine 

 teres geschieht mittels eines Hilfsmagneten von elektromotorische Kraft induziert werden. 

 etwa dreimal kleinerem Moment als der Haupt- Die Neigung dieser Stellung der Spulachse 

 magnet. Der TorsionseinfluB beim schwacheren gegen die Horizontale ist J. 

 Magneten ist entsprechend groBer. Man wahlt Die Spule wird bei der Messung zuerst so ein- 

 den Faden so dick, daB er den Deklinations- gestellt, daB ihre Drehachse sich in der ma- 

 magneten noch gerade tragen kann, da ja die Tor- gnetischen Meridianebene neigen kann. Dann 

 sionskraft der Richtkraft des Magneten gegeniiber wird die Stellung. in der die Drehachse senki echt 

 mb'glichst klein werden soil. Da nun die Tor- , steht. nu'ttels Libelle gesucht, clann die Stellung, 

 sionskraft sich rnit der 4. Potenz der Fadendicke in der bei Rotation der Spule keine Induktions- 

 andert, die magnetische Richtkraft des gerade wirkung zustande kommt, in der die Drehachse 

 noch vom Faden getragenen Magneten mit der der Spule also parallel zur Kraftlinienrichtung 

 Masse des Magneten also mit dem Quadrat der des Erdfeldes steht. Dies ist die Inklinations- . 

 Fadendicke (bei grb'Berer Liinge vielleicht etwas richtung. Die bei der Rotation in der Spule in- 

 starker, aber hochstens mit der dritten Potenz) duzierten Strome werden durch zwei Schleif- 

 sind moglichst diinne Faden und entsprechend kontakte abgenommen und zu einem Galvano- 

 kleine Magneten am giinstigsten, um den Tor- meter gefiihrt. Steht die Drehachse parallel zur 

 sionseinflufi zu vermindern. Inklinationsrichtung, so ist das Galvanometer 



Die Messung der Deklination zu Lande stromlos. Diese Nullstellung des Galvanometers 



erreicht eine Genauigkeit von etwa 0',2 wird durch langsame Neigung der Rotationsachse 



in einem festen Observatorium, von etwa der Spule gesucht. 



1' bei Feldmessungen V ie MeBgenauigkeit nut dem Erdinduktor 



jg) Inklination. ' Die Inklination wird erreicht 0',2 bis O',l in einem festen Ob- 



bestimmt mittels eines Inklinatoriums. Dies servatormm. Bei Feldmessungen genngere 



besteht aus einem Vertikalkreis, vor dem Genauigkeit. 



eine Magnetnadel spielt, die in der Vertikal- y) Horizontalintensitat. Bei dem 



ebene Bewegungsfreiheit fiir Drehung besitzt. dritten Bestimmungsstiick des Feldes hat 



Die Nadel hat eine, durch ihren Schwer- man die Kraft zu messen, mit der eine Magnet- 



punkt gehende, zu ihrer Langs- und Breiten- nadel vom Moment 1 im Meridian fest- 



richtung senkrechte, horizontale Achse. Sie gehalten wird. Hierzu vergleicht man 1. das 



ist feinpoliert und rollt iiber Achatschneiden. Drehmoment H, das das Magnetfeld der 



Die kleinen Reibungen der Achse auf den Erde auf eine Magnetnadel ausiibt, mit dem 



Schneiden werden am besten eliminiert, wenn Drehmoment, das ein kunstlicher Magnet 



man statt der definitiven Ruhelage kleine vom Moment M in einer bestimmten Ent- 



Schwmgungen um dieselbe beobachtet und die fernimg au f dieselbe Nadel ausiibt. 

 Ruhelage daraus ableitet. rehler, die aus einer 



Abweichung der magnetischen von der geome- Ablenkungsversuch. Man bringt zu 



trischen Achse und wegen der unbekannten trans- dem Zweck, den Magneten M in einem be- 



versalen Abweichung der Lage des Schwer- stimmten Abstand zur Nadel und miBt 



punktes entstehen, sind durch Umlegen der Nadel den Winkel, den die Nadel dadurch aus dem 



(Vertauschen von vorn und hinten) oder durch magnetischen Meridian abgelenkt wird. Man 



Drehune; des drehbaren Kreises saint der Nadel 



H 1 2F 



um 180 zu eliminieren. Um eine Langsver- erhalt dadurch ^ = - -^-, wo q> der Ab- 

 schiebung des Schwerpunktes gegen die Dreh- ^ 811199 e 



achse zu eliminieren, muB die Nadel ummagneti- lenkungswmkel e die Ablenkungsentfernung 



siert werden. und F die Ablenkungsfunktion bedeutet. 



Die mannigfachen Fehlerquellen, beson- Letztere hangt nur von e und von den 



ders die Reibung, machen die Messung cler Dimensionen von M und der Nadel ab. So- 



Inklination mittels Nadel zu einer recht dann bestimmt man durch Schwingungs- 



ungenauen. Wesentlich bessere Resultate beobachtungen die mechanische Einwir- 



liefert die Messung der Inklination mittels kting (Drehmoment) die der Magnet M 



Erdinduktor. Bei diesem Instrument wird unter Einwirkung der Horizontalintensitat 



die Eigenschaft eines Magnetfeldes, in einem des Erdfeldes erfahrt. Daraus erhalt man 



gegen seine Kraftlinien bewegten Leiter , r TT n- 



elektrische Induktionsstrome hervorzurufen, M - B :K Ti' wo T die Schwingungsdauer 



benutzt. Eine Kupferdrahtspule rotiert un d K das Tragheitsmoment des Magneten 



um eine Achse. Die pro Zeitemheit erfolgende bedeutet. Die Kombination beider Glei- 



Zu- oder Abnahme der Zahl von Kraft- chungen o-ibt H. 



linien des Erdfeldes, welche von der ro- Die schwer bestinimbaren GroBen F,e,K sind 



tierenden Spule eingefaBt werden, ist gleich konstant; man bestimmt sie daher nur einmal 



