602 



Magnetfeld der E ]<! 



und faflt sie zu einer Konstanten C = 



zusammen. Gewohnlich wird diese Theodolit- 

 koiistante C durch gleichzeitige Verglcichs- 

 messungen mit dem zu untersuchenden Theo- 

 doliten und einem Theodoliten von bekannteni C 

 bestimmt. Die Ablenkiings- und Schwingungs- 

 beobachtungen miissen wegen der Aenderung 

 des magnetischen Momentes M mit der Tempe- 

 ratur auf gleiche Temperatur reduziert werden, 

 ferner wegen Aenderung der Deklination und Hori- 

 zontalintensitat, wahrend der Messung auf einen 

 mittleren Stand dieser Elemente korrigiert werden. 



Die erreichte Genauigkeit betragt etwa 

 2 bis 5 y im festen Observatoriuni, etwa 

 5 bis 10 y im Feld. 



6) Messungen auf dem Meere. 

 Bei Beobachtungen an Bord eines Schiffes 

 werden die Instrumente auf einen in karda- 

 nischer Aufhangung beweglichen Schlinger- 

 tisch aufgestellt. Trotzdem bleiben 3 Haupt- 

 schwierigkeiten zu iiberwinden. 1. Das 

 Schlingern des Schiffes verursacht er- 

 zwungene Schwingungen der Nadel von 

 einiger Regelmafiigkeit, die durch zalilreiche 

 syteniatische Beobachtungen einigermafien 

 eliminiert werden konnen. 2. Der EinfluB 

 der Drehung des Schiffes auf die Intensitat 

 wird durch gleichzeitige KompaBbeobach- 

 tungen korrigiert. 3. Durch das Eisen, das 

 sich an Bord des Schiffes befindet, wird das 

 erdmagnetische Feld dort gestb'rt. Das ma- 

 gnetische Feld an Bord setzt sich zusammen 

 aus dem normalen erdmagnetischen Feld, 

 dem Feld des vom Erdmagnetismus im 

 Schiffseisen induzierten Magnetismus 

 und dem Feld des im Schiffseisen vorhandenen 

 perm an en ten Magnetismus. Der EinfluB 

 des Schiffseisens wird durch die sogenannten 

 Deviationsbeobachtungen bestimmt. Es sind 

 hierzu im allgemeinen 12 charakteristische 

 Schiffskonstanten durch gleichzeitige Be- 

 obachtungen an Bord und an Land zu bestim- 

 men. Zur Bestimmung des erdmagnetischen 

 Feldes auf der See miBt man Deklination, 

 Inklination und Tot alintensitat; statt 

 letzterer auch Horizontalintensitat. 



Zur Deklinationsbeobachtung benutzt 

 man den SchiffskompaB. Derselbe besteht 

 aus einem Schwimmkorper, der auf einer 

 Spitze drehbar ist und zur Dampfung der 

 Unruhe und zur Entlastung der Spitze in 

 eine Alkohol-Wassermischung taucht. Dieser 

 Schwimmkorper tragt die Kreisteilung (die 

 Rose), die sich an einer festen Marke vorbei- 

 dreht, und ferner das Deklinationsmagnet- 

 system, 8 langgestreckte Magnete. Die Spitze 

 besteht aus Diamant-Alummiumbronze, das 

 Hutchen aus Saphir. In Verbindung mit 

 Seekarten, die die Angabcn iiber die De- 

 klination der betreffenden Gegend enthalten, 

 bildet der KompaB ein auBerst wichtiges 

 Mittel zur Bestimmung des Schiffskurses. 



Die Messung der Inklination erfolgt im 

 wesentlichen wie an Land, nur sind die Schneiden, 

 aaf denen die Nadelachse rollt, hier wegen der 

 Schiffsbewegung sattelformig. 



Statt der Horizontalintensitat wird auf See 

 meist die Totalintensitat beobachtet. Dazu 

 wird ein Nadelinklinatoriuiu (Lloyd Creak) ver- 

 wendet. Es besitzt eine Einrichtuiig, mitt els der 

 die Inklinationsnadel durch eine Ablenkungs 

 nadel abgelenkt werden kann. Diese Ablenkungs- 

 nadel wird dann einseitig beschwert und als 

 Inklinationsnadel benutzt. Die Abweichung von 

 der Inklinationsrichtung, die durch die einseitige 

 Belastung ent steht, erlaubt mittels der Instrument- 

 konstanten das magnetische Moment dieser Ab- 

 lenkungsnadel zu bestimmen. Horinzontal- 

 intensitat wird auch zuweilen auf See gemessen, 

 in gleicher Weise wie zu Land. Statt Faden- 

 aufhangung braucht man auf See nur Spitzen- 

 aufhangung. 



Die Genauigkeit bei Messungen auf See 

 ist viel geringer als zu Land, miter giinstigen 

 Verhaltnissen 10 7; gewohnlich nur 100 y 

 u-nd 0.l. 



Seit dem Aufbliihen der Luftschiffahrt 

 benutzt man auch im Luftschiff und Frei- 

 ballon den KompaB zur Kursbestimmung. 



2b) Die Beobachtung der zeit- 

 lichen Aenderung des Magnetfeldes 

 der Erde geschieht mittels Variometer 

 ftir Deklination, Horizontal- und Vertikal- 

 intensitat. In jedem dieser Variometer 

 befindet sich ein Magnet in Faden- oder 

 Spitzenaufhangung. Der Magnet tragt 

 einen Spiegel, von welchem ein Lichtbundel 

 einer feststehenden Lichtquelle (Spalt) auf 

 eine mit photographisch empfindlichem 

 Papier bezogene Walze reflektiert wird. 

 (Das Lichtbundel wird durch Sammellinsen 

 zu einem Punkt zusammengezogen.) Die 

 Walze dreht sich mit der Zeit. 



a) Deklinationsvariometer. Die 

 etwa 1 cm x 0,5 cm X 0,05 cm groBe Magnet- 

 lamelle hangt an einem etwa 25 cm langen 

 0,001 cm dicken Quarzfaden torsionsfrei 

 parallel zu den Kraftlinien des Erdfeldes, 

 deren zeitlichen Richtungsanderungen sie 

 folgt. Bei der nur von der Entfernung 

 Spiegel (am Magnet) - Walze abhangigen 

 Empfindlichkeit entspricht meist 1 mm auf 

 dem Registrierpapier 1' Drehung des Ma- 

 gneten. Durch teilweise Aufhebuiig des Erd- 

 feldes mittels Astasierung erreicht man leicht 



Empfindlichkeit. 

 mm 



(3) Ho ri z o n t al-Intensitatsvario- 

 meter. Dies ist genau wie das vorige gebaut; 

 nur ist hier der Quarzfaden einige Zehntel- 

 millimeter dick und die Magnetnadel ist 

 durch Torsion dieses Fadens senkrecht zur 

 Kraftlinienrichtung des Erdfeldes gedreht. 

 so daB sie also EW steht. Auf die Nadel 

 wirken zwei Drehmomente, die Torsion und 

 die magnetische Feldkraft; letztere strebt 

 die Nadel NS zu stellen. Schwankungen in 



