der Knl.- 



603 



ihrer Starke haben also Schwankungen der 

 Nadelstellung zur Folge. Die ubliche Emp- 



findlichkeit schwankt etwa zwischen - '' bis 



mm 



2-. Sie wird durch Ablenkun- mittels 

 mm 



eines geeichten Magneten bestimmt. 



y) Vert ikal-Intensit at s variometer 

 (Lloydsche Wage). Ein Magnet von 

 10 cm x 1 cm x 0,1 cm lagert mit Schneiden 

 in sattelformiger Achatlage^ind ist um eine 

 horizontale Achse drehbar. Da die Achse 

 moglichst durch den Schwerpunkt geht, 

 stellt sich der Magnet in die Inklinations- 

 richtung. aus der er durch einseitige Belastung 

 (mittels Justierschraubchen) in die horizontale 

 Lage iiberfiihrt wird. Dort befindet er sich 

 im Gleichgewicht zwischen Gravitationswir- 

 kung und Wirkung der Vertikalkomponente 

 der Feldkraft. Aenderungen der letzteren 

 haben also Drehungen des Magneten um 

 die horizontale Achse zur Folge. Die ge- 

 brauchliche Empfindlichkeit ebenso be- 

 stimmt wie beim Horizontalintensitats- 



9.v . . 87 



variometer - - betragt 



bis 



mm mm 



_Urn die unregelmafiigen Aenderungen der 

 Reibung der Schneiden in den Lagen zu ver- 

 meiden, hat man horizontale Torsionsauihangung 

 versucht. 



Alle drei Variometer besitzen eine elektro- 

 magnetische Kupferdampfung, um Eigenschwin- 

 gungen der Magnete zu ertoten. Alle drei 

 Variometer (Deklination im astasierten Zustand) 

 unterliegen Temperaturanderungen, da die 

 Momente ihrer Magnete damit schwanken. Die 

 Temperaturanderungen des Registrierraumes 

 werden deshalb mittels Thermograph aufge- 

 zeichnet und die Temperaturkoeifizienten der 

 Variometer bestimmt. 



AuBer Aenderungen des Magnetfeldes und der 

 Temper atur konnen noch andere Umstande eine 

 Aenderung der Stellung der Magnete verursachen, 

 so die langsam mit der Zeit fortschreitende Mo- 

 mentabnahme der Magnete, Torsionsnachwir- 

 kungenhn Faden, Drehungen in der Kittungoder 

 Klemmung der Faden, Reibung der Magnete 

 an der Dampiungsvorrichtung, mechanische Er- 

 schiitterimgen usw. Es ist deshalb notig. die 

 Stellung der Magnete von Zeit zu Zeit (etwa 

 wochentlich) durch absolute Messungen zu kon- 

 trollieren. 



Die gewohnlich benutzte Registrierge- 

 schwindigkeit betragt 1 mm == 3 Min. AuBer- 

 dem wird zum Studium von Spezialfragen 

 (internationale Terminstunden, Sonnenfinster- 

 nis usw.) eine gro'Be Registriergesclrwindigkeit 

 1 mm = = 15 sec, eventuell auch groBere Emp- 

 findlichkeit benutzt. 

 mm mm 



3. Die verschiedenen Magnetfelder der 

 Erde. Die Ausmessung des Magnetfeldes 

 der Erde und die zeitliche Verfolgung seiner 

 Aenderuugen mittels der oben beschriebenen ! 

 Instrumente liefert ein umfassendes Bild 

 der erdmagnetischen Verhaltuisse. Aus der 



Verarbeitung der vorliandenen Messungen 

 und Registrierungen geht hervor, daB man 

 verschiedene erdmagnetische Felder 

 unterscheiden kann, denen wohl eine ge- 

 wisse physikalische Selbststandig- 

 keit zukommt, wenngleich bisher nur ihre 

 fonnale Trennung gelungen ist, und eine 

 definitive Erklarung ihres physikalischen 

 Charakters in vielen Punkten nocht nicht 

 sicher erfolgt ist. Man kann sich danach den 

 Vektor der erdmagnetischen Feldkraft F 

 zusammengesetzt denken aus einem per- 

 manenten zeitlich unveranderlichen 

 Vekto r f, der bei weitem den groBten Teil des 

 Gesamtvektors ausmacht und tiber der Erde 

 starke ortliche Verschiedenheit aufweist und 

 aus drei zeitlich variablen Vektoren, 

 namlich 1. clem Vektor der sehr langsamen 

 sakularen Variation E, 2. clem Vektor der 

 periodischen sonnen- und mondtag- 

 lichen und -jahrlichen Variation T 

 und 3. clem Vektor der unperiodischen 

 Schwankungen, der Storungen A, so 

 daB also F = f+E+T + A ist. Aus theore- 

 tischen Ueberlegungen werden wir sehen, 

 daB den Vektoren f und E (E ist nur die 

 Variation von f) ein Magnetfeld entspricht, 

 das zum groBten Teil seinen Sitz inner- 

 halb der Erde hat, den Vektoren T und 

 A dagegen Magnetfelder, die zum groBten 

 Teil oberhalb der Erdoberflache, in der 

 Atinosphare, ihren Sitz haben. 



3 a) Das permanente Feld f. a) Geo- 

 graphische Verteilung. Die Ausmessung 

 des erdmagnetischen Feldes begann mit der 

 ersten Deklinationsmessung um 1450. In 

 den folgenden Jahrhunderten fanden viel- 

 fach gelegentlich Messungen der Dekli- 

 nation, spater auch der Inklination statt. 

 Seit GauB 1 , Webers und Humboldts 

 Tatigkeit beginnt die systematische Ver- 

 messung der einzelnen Kulturlander. Die 

 Dichtigkeit der Stationen der magnetischen 

 Landesvermessung (von denen also die Werte 

 von D, I, H bekannt sind) schwankt heute 

 zwischen 1 pro 100 qkm (Niederlande) bis 

 zu 1 pro 2500 qkm (Siidafrika). 



