692 



Magnotisdie 



nimg (s. S t r o m m e s s u n g " und 

 ,,Wi d e r s t a n d"). Da auch die Tempera- 

 tur der Spirale von EinfluB auf den Wider- 

 stand 1st, so mu6 sie beriicksichtigt werden. 

 Hartmann und Braun, Frankfurt a. M., 

 die solche Wismutspiralen in den Handel 

 bringen, geben daher jeder Spirale eine 

 Eichtabelle und eine Vorschrift iiber die 

 infolge der Temperatur notwendige Korrek- 

 tion bei. 



5. Bestimmung eines raumlich aus- 

 gedehnten magnetischen Feldes auBer- 

 halb von magnetisierbaren Korpern. 

 Bei einem homogenen Felde konnen wir 

 uns mit der Messung an einer einzigen Stelle 

 begniigen. Ein inhomogenes Feld muB man 

 rait Probespulen (Wismutspiralen) abtasten. 

 Man hat darauf zu achten, daB man beide 

 senkrecht zu den Kraftlinien orientiert. 

 (Diese Forderung ist erfilllt, wenn bei irgend 

 einer Drehung der Probespule der Aus- 

 schlag des ballistischen Galvanometers ab- 

 nimmt.) Die Probespulen miissen natur- 

 gemaB um so dichter liegen, je mehr das 

 Feld von einem homogenen abweicht. 



6. Messung des Erdfeldes. Beim Erd- 

 feld haben wir es mit einem iiber weite 

 Strecken homogenen magnetischen Felde 

 zu tun. Diese Eigenschaft hat man ausge- 

 nutzt, um die Horizontalkomponente Hh 

 des Feldes mit besonderen MeBanordnungen 

 moglichst genau zu messen. Zur Apparatur 

 gehoren ein permanenter Magnet und ein 

 Magnetometer. Letzteres besteht wieder aus 

 einem an einem sehr dunnen Faden aufge- 

 hangten permanenten Magnet, der sich 

 naturgemaB in den magnetische Meridian 

 einzustellen sucht und dessen Ablenkung 

 aus der Ruhelage in bekannter Weise mit 

 Spiegel und Skala beobachtet werden kann. 



Die Messung der Horizontalkomponente 

 vollzieht sich in zwei Schritten. Man miBt 

 einmal das Produkt MHh und das andere 



M 



Mai den Quotienten TT . Mit M ist in diesen 



Hh 



Ausdriicken das ,,magnetische Moment" 

 des Magnetometermagneten gemeint. Bei 

 einem idealen permanenten Magneten aus 

 punktformigen Polen (Fig. 8) ist das 



samtliche gefundenen Werte addiert 

 (M^fdml) 1 ). 



6 a) Messung des Produktes MHh. 

 Man laBt den Magnetometermagneten unter 

 dem Eini'luB des Erdfeldes um seine 

 Ruhelage schwingen und beobachtet die 

 Schwingungsdauer t. Ist T das Trag- 

 heitsmoment des permanenten Magneten 

 in bezug auf den Aufhangefaden, so besteht 

 die Beziehung: 



T 2 T 



MH h =~=o ..... 14) 





M 



6b) Messung des Quotienten 



- 



In der Schwingungsebene des Magneto- 

 meters und zwar in der Mittelsenkrechten 

 des in der Ruhelage gedachten Magneto- 

 metermagneten bringt man einen zweiten 

 permanenten Magneten an (Erste Hauptlage, 

 Fig. 9). Dabei soil der Abstand r der Magnete 



N r S 



I 



1 



Fig. 8. 



magnetische Moment M = ml; bei einem 

 gewb'hnlichen zyMndrischen Magneten mit 

 verteilten magnetischen Mengen erhalt man 

 das magnetische Moment, wenn man nach 

 derselben Vorschrift wie oben das magne- 

 tische Moment einer jeden Elementarmenge 

 der magnetischen Belegung bildet und dann 



Fig. 9. 



groB (mindestens das Dreifache ihrer Stab- 

 lange) sein. Das Magnetometer wird aus 

 dern magnetischen Meridian etwas abge- 

 lenkt werden und die neue Ruhelage a, 

 mb'ge mit Spiegel und Skala beobachtet 

 werden. Man dreht nun den Hilfsmagneten 

 an Ort und Stelle um 180 herum, so daB 

 er dieselbe Lage wie frliher einnimmt, Nord- 

 und Siidpol aber miteinander vertauscht 

 sind. Man tut dies, um den EinfluB ge- 

 wisser kleiner Unsjnnmetrien der An- 

 ordnung auf die Messung zu beseitigen. 

 Alsdann erhalt das Magnetometer eine 



x ) Dabei sind die Ltingen 1 parallel der Zylinder- 

 achse zu messen. 



