Ablenkung nach der anderen Seite und 

 die im Fernrohr abgelesene Einstellung 

 des Magnetometers sei ct 2 . Dann ist der 

 mittlere Ausschlagswinkel des Magneto- 



meters a = '^TAT~ ( A Abstand der Skala 



vom Spiegel des Magnetometers). Man bringt 

 nun den Hili'smagneten auf die entgegen- 

 gesetzte Seite des Magnetometers in die 

 gestrichelte Lage (Fig. 9). 



Bei demselben Verfahren wie eben er- 

 halte man die Skalenablesnngen fii, ft* 

 und den Mittelwert des Ablenkungswinkels 



0,2,-rJnR* _ 



U*= ( (> _ ^ , (R==Spulenradius), 



das senkrecht /inn ErdtVlde steht, und 

 daher das Magnetometer ablenken \vird. 

 Der mit Fernrohr und Skala beim Kommu- 



Dann ist 



a 



-- a 3 + fti 



_ 



( P : ~2 8 A 



der mittlere Ausschlagswinkel samtlicher 

 Beobachtungen. Nun gibt die Theorie fol- 

 gende Beziehung: 



H h ~~~2- 



15) 



wo ?], das Korrektionsglied im Nenner, aus 

 den Polabstanden L und 1 nach derVorschrift: 



Y! ^ L 2 - -I 2 zu berechnen ist. Die 

 Verkniipfung der Beobachtungen a) und b) 



ergibt: Hh = l/- 



r ^ 

 Als Nebenprodukt der Messung folgt: 



M = V^To. Man kann den Versuch b) 

 auch mit der sogenannten zweiten Haupt- 

 lage durchfuhren. In diesem Falle bringt 

 man die Mitte des Hilfsmagneten in die Ver- 

 langerung des Magnetometermagneten und 

 stellt seine Achse senkrecht zu dieser Linie 

 (punktiert gezeichnet, Fig. 9). Die Art der 

 Messung ist die gleiche wie bei der ersten 

 Hauptlage; dagegen steht jetzt der mittlere 

 Ausschlag q>, mit der gesuchten GroBe in 

 der Beziehung: 



M rtg^ 



-' lb ) 



H h 



wo T = 



._ T 2 _(_ 



8 L 2 



ist. 



,r 



-H, 



Fig. 10. 



\ 



tieren des Stromes beobachtete Ausschlag 

 sei: a. Hieraus folgt fiir den Ablenkungswinkel 



fp=-j-r- und weiter ftir die gesuchte Horizon- 

 talintensitat 



H s 

 tgo 



V'R 2 +r 2 



4A 

 a 



17) 



Eine zweite Methode zur Messung der 

 Horizontalintensitat Hh des Erdfeldes be- 

 steht in folgendem: Man stellt eine flache 

 Spule von n kreisformigen Windungen 

 in der Entfernung r vom Magneten auf und 

 sorgt dafiir, daB ihre Ebene im magnetischen 

 Meridian liegt und daB die in ihrem Mittel- 

 punkte errichtete Senkrechte die Mitte des 

 Magnetometermagneten trifft (Fig. 10). Wird 

 nun der Strom von J Ampere durch die 

 Spule geschickt, so erzeugt er beim Magneto- 

 meter ein Feld 



C. Bestimmung des Zusammenhanges von 

 58 und .^ bei magnetisierbaren Stoffen. 



7. Messungen am Ringe. Die Unter- 

 suchung von Eisen auf seine magnetischen 

 Eigenschaften kann so durchgefuhrt werden, 

 daB man fur den Fall massiven Materials 

 zunachst einen Ring dreht. Bei Blechen 

 stanzt man einzelne unter sich gleiche 

 Ringe aus der Blechtafel aus und schichtet 

 sie "iibereinander. Man wahle die Breite 

 r a _ ri (Fig. 5) des Binges klein im Ver- 

 haltnis zu den Ringradien. Man bringt auf 

 den Ring einige Sekundarwindungen auf, 

 die an ein baUistisches Galvanometer ange- 

 schlossen werden und bewickelt ihn gleich- 

 maBig mit einer Magnetisierungswickeluug. 

 Zur Bestimmung der Feldstarke H miBt 

 man den Magnetisierungsstrom J und benutzt 



die Formel 7): 



0,2nJ 



~R~ 



Ftir die Induktion B miBt man den Aus- 

 schlag a des ballistischen Galvanometers, 

 der bei einer Aenderuug des Magnetisie- 

 rungsstromes erhalten wird. Dem Aus- 

 schlag a entspricht die Aenderung der Induk- 

 tion (s. Formel 10)) 



n s q 



18) 



