695 



o 



' 



2" n s q 



Die zu den Einzelausschlagen a gehorigen 

 Werte der Induktion B findet man durch 

 sukzessiven Abzug der nach Formel 18) 

 berechneten Werte ^B von B ma x. Man 

 erhalt auf diese Weise die bekannte Form 

 eines Doppel-S. Die Strecke OA (Fig. 11) 

 nennt man die Kemanenz; die Strecke OD 

 die Koerzitivkraft des Materials. 



Infolge der Hysterese wird bei der zykli- 

 schen Magnetisierung eine gewisse Energie 

 vergeudet. Zwischen dem Werte Vh pro 

 Zvklus und der dem Flacheninhalte f der 

 Hystereseschleife besteht die Beziehung: 



-.f 10-7 Erg 1 ) 



20) 



* I/ 



8. Messungen am Ellipsoid. Man magne- 

 tisiert em Ellipsoid durch eine Spule (Fig. 12) 

 und stellt es so auf, daB es im magnetischen 

 Meridian liegt und seine Hauptachse in der 



-tt- 



o 



----- -- i-- 



entgegengesetzteu Seite des Magnetometers 

 noch eine zweite Spule S' auf; man schaltet 

 sie derart mit der Spule S elektrisch hinter- 

 einander, daB ihre magnetischen Einwirkun- 

 gen auf das Magnetometer sich aufzuheben 

 suchen. Durch passende Einstellung der 

 Zusatzspule S' kann man erreichen, daB 

 bei herausgenommenem Ellipsoid eine Aende- 

 rung der Einstellung des Magnetometers 

 j beim Kommutieren des Stromes J nicht 

 mehr erfolgt. Fur die Bestimmung der 

 Horizontalintensitiit Hh wird in diesem 

 Falle gewohnlich die Methods 6c) bevorzugt. 



Durch Auswerten des Ausdruckes 

 wird zuerst die GroBe B H bekannt. Da- 

 nach ist man imstande nach Formel 4) und 

 5) die magnetische Feldstarke H im Ellipsoid 

 und schlieBlich auch die Induktion 

 finden. 



9. Die Jochmethode. Am Ring und am 

 Ellipsoid lassen sich absolute Messungen 

 ausfuhren. Bei ersteren empfindet man jedoch 

 die stets von neuem aufzubringende Be- 

 wickelung, beim letzteren die Herstellung 

 des Ellipsoides und die Art der Messung 

 und Bechnung als lastig. Werden an die 

 Genauigkeit keine hohen Anspritche ge- 

 stellt, so greift man zweckmaBig zu einer 

 Jochmethode. 



Die MeBanprdnung (Fig. 13) besteht aus 

 einer Magnetisierungsspule, in die die sekun- 



Fig. 12. 



Verlangerung die Mitte des Magnetometer- 

 magneten trifft. Zwischen der Magnetisie- 

 rung B H (s. 2e) des Ellipsoides und dem 

 im Fernrohr abgelesenen Ausschlag a in 

 mm und der Horizontalintensitat Hh 

 des Erdfeldes an der Stelle des Magneto- 

 meters besteht der Zusammenhang: 



I 2 



B--H= 



SSSSSSSxi^x 



y 



r = Abstand der Mitte des Ellipsoides vom 

 Magnetometermagneten in cm. 



1 = ,,Polabstand" des Ellipsoides = 0,775 . 

 der Lange (2 a) desselben. 



a = Ausschlag in mm. 



A = Abstand der Skala vom Magneto- 

 meter in mm. 



V = Volumen des Ellipsoides in cm 3 

 Diese Formel setzt voraus, daB eine 



magnetische Einwirkung der Spule S auf 



das Magnetometer nicht vorhanden ist. 



Um dies zu erreichen, stellt man (Fig. 12) 



auBer der Magnetisierungsspule S auf der 



J ) Vorausgesetzt daB fur B = 1 und H = 1 

 beim Auftragen die Langeneinheit gewahlt wird. 



Fig. 13. 



dare Spule s' fiir das ballistische Galvanometer 

 bereits hineingesteckt ist. AuBen ist die Ma- 

 gnetisierungsspule von einem Joche von sehr 

 groBem Querschnitt umgeben. Man schiebt 

 nun durch Oeffnungen im Joche den zu uuter- 

 suchenden Eisenstab in die Magnetisierungs- 

 spule hinein und sorgt durch Anziehen von 

 Klemmbacken fiir einen guten magnetischen 

 SchluB zwischen Joch und Priifstab. Man 

 erhalt so einen magnetischen Kreis, dessen 

 Hauptwiderstand in dem zu untersuchenden 

 Stabe liegt (s. 3). Das Feld im Prufstabe ist 

 beinahe homogen und man kann daher 

 schreiben : 



H = ^ 22) 



(1 = Lange des Stabes zwischen den 



Jochen.) 



Die Induktion miBt man balhstisch wie 

 beim Ringe. Offenbar ist wegen der Ver- 



