696 



Magnetische Messungen 



nachlassigung des magnetischen Widerstandes 

 des Joches und der Einklemmungsstelle des 

 Stabes der nach der Formel 22) gefundene 

 Wert etwas zu hoch. Man kann daher die 

 Genauigkeit der Methode noch durch An- 

 bringung einer Korrektur (Scherung) etwas 

 verbessern. Man findet die Scherung da- 

 durch, daB man einen im Joche gemessenen 

 Stab zum Ellipsoid abdreht, ihn nach der 

 Methode 8) untersucht und die Ergebnisse 

 vergleicht. Leider ist die Korrektur vom 

 Material abhangig. Der Charakter der 

 Scherungskurve geht fiir die Null- und 

 Kommutierungskurve aus Figur 14 hervor. 



6 5 <i 3 2 

 Scherunq 



Fig. 14. 



Fig. 15. 



schlagswinkel a des Zeigers gilt beira Hilfs- 

 strome i 



T 



a= .Bq.i = k.B.qi ... 23) 



K und k = = Konstante. 



Der Winkel a ist nur dann allein der Induk- 

 tion B proportional, und es kb'nnen nur dann 

 aufder Skala sofort Induktionswerte abgelesen 

 werden, wenn qi = const, ist. D. h. man mufi 

 den Hilfsstrom i nach der Grb'Be des Quer- 

 schnittes q des Prlifstabes P einregulieren. 

 Und zwar muB man ihn bei groBem Quer- 

 schnitt klein, bei kleinem Querschnitt groB 

 wahlen. Die genauere Beziehung zwischen 

 Querschnitt und zwischen Strom wird jedem 

 Apparat beigegeben. Die Feldstarke H w r ird 

 wie beim Joche nach 22) berechnet. Audi 

 dieser Apparat bedarf einer Scherung, die 

 groBer und unregelmaBiger ist als beim 

 Joche. Die Firma Siemens & Halske liefert 

 jedem Apparat Scherungskurven fiir einige 

 Materialsorten bei. 



ii. Die Wage von Du Bois. Du Bois 

 trennt durch zwei sehr schmale Schlitze A und 

 B (Fig. 16) einen Teil des Joches ab und 



10. Der Kopselsche Apparat. Der 

 Kopselsche Apparat (Fig. 15) besitzt eben- 

 falls ein Joch. Sein Hauptvorzug liegt darin, 

 daB er die Induktion nicht ballistisch durch 

 eine zeitlich rasch veranderliche Ablenkung, 

 sondern durch den dauernden Ausschlag 

 eines Zeigers miBt. Aus dem Grunde tragt 

 das Joch eine Bohrung, die bis auf einen 

 kleinen Luftspalt mit einem weichen Eisen- 

 kern ausgefiillt ist (Fig. 15). In dem Luft- 

 spalt befindet sich wie bei Drehspulen- 

 Instrumenten eiue kleine Spule s mit einem 

 Zeiger. Durch die Spule s wird ein schwacher 

 Hilfsstrom i hindurchgeschickt. Wird nun 

 der Priifstab P magnetisiert, so entsteht in 

 dem Luftspalt ein magnetisches Feld und die 

 Spule und der Zeiger drehen sich solange, bis 

 die Spannung einer in der Figur nicht ge- 

 zeichneten Feder das Gleichgewicht wieder- 

 hergestellt hat. Sind B und B' die Induktionen 

 in der Mitte des Priifstabes P und in dem 

 Luftspalte, q und q' die Querschnitte des 

 Stabes und des Luftspaltes (letzterer ge- 

 messen langs der Bohrung), so ist (von 

 Streuung abgesehen) 



B'- Bq 



Y 



Fiir das Drehmoment und den Aus- 



Fig. 16. 



bildet ihn als Wage mit ungleichen Wage- 

 balken aus. Fiir den unmagnetischen Zu- 

 stand wird die Wage durch ein Bleigewicht 

 C ausbalanciert. Erhalt der Priifstab P 

 eine Induktion, so entsteht in den Schlitzen 

 A und B ein gewisses magnetisches Feld. 

 Die Schlitzflachen ziehen sich alsdann mit 

 einer Kraft an, die dem Quadrate der dort 

 herrschenden Induktion proportional ist. 

 Das dadurch gestorte Gleichgewicht der 

 Wage wird durch ein Laufgewicht W wieder- 

 hergestellt. Ein regelrechtes Einspielen der 

 Wage erhillt man zwar nicht. Man ver- 

 schiebt das Laufgewicht so lange, bis die 

 I Wage bei der leisesten Erschiitterung um- 

 kippt. Die Induktion im Priifstab und die 

 Induktion in den Schlitzen sind angenahert 

 einander proportional. Aus diesem Grunde 

 ist das ausgewogene Drehmoment der Wage 

 dem Quadrate der Induktion des Priifstabes 

 P ebenfalls nahezu proportional. Die Feld- 

 starke H wird wie beim Joche berechnet. 



