M.iLmetische Messungen 



697 



Audi die Wage bedarf fiir absolute Messun- 

 gen einer Scherung. 



12. Messung sehr hoher Induktionen. 

 Die fiir diesen Zweck von Ewing herriih- 

 rende Anorduung zeigt Figur 17. Die In- 

 duktionslinien durchsetzen die dicken Schen- 

 kel eines kriiftigen Elektromagnetes E und 

 werden in dem schmalen Steg AB (Isthmus) 

 zusammengepreBt, der infolgedessen auBer- 

 ordentlich hoch magnetisiert wird (bis 

 zu B=40000). Ewing stellte das ganze 

 Stiick CBAD (Fig. 17) aus dem zu unter- 

 suchenden Material her. Gumlich hat 

 spater die Anordmmg dadurch verbessert, 



zwischen Eisen und Luft stetig iibergeht, 

 ist vom Gumlich und Rogowski zur 

 Messung der Permeabilitat an Epstein- 

 Bundeln ausgenutzt worden. Gumlich und 

 Rogowski bringen in der Mittc der Epstein- 

 Biindel (s. hierzu 16 c und Fig.18) also an nahezu 

 streuungsfreier Stelle nicht nur die iibliche 

 Sekundarwickelung s zur ballistischen 

 Messung der Induktion B, sondern auch je 

 vier flache hintereinander geschaltete Spulen, 

 s/ bis s 4 y , die ganz in der Nahe der Eisen- 

 oberflache dieser parallel liegen sollen. 



--S 



s; 



\ 



Fig. 18. 



Fig. 17. 



daB er allein den Isthmus auswechselbar 

 gestaltete. Die Induktion bestimmte Ewing 

 ballistisch durch eine auf den Isthmus aul- 

 gebrachte Sekundarwickelung s. Die 

 notwendige FluBanderung wurde durch Dre- 

 hen des Probekbrpers CBAD um 180 her- 

 vorgebracht. Zur Messung der Feldstarke 

 war eine weitere sekundare Wickelung s' 

 von genau gleicher Windungszahl wie bei der 

 Wickelung s angebracht. Beide Sekundar- 

 spulen wurden bei der Messung der Feld- 

 stiirke H gegeneinander geschaltet. Bei 

 einer halben Drehung des Probekorpers maB 

 Ewing zunachst ballistisch die Induktion 

 oder den ihr zahlenmaBig gleichen Wert 

 der Feldstarke H in dem zwischen den Spulen 

 s und s' gelegenen Luftbereich. Nun hat 

 das magnetische Feld H die Eigenschaft, 

 daB beim Uebergang von einem magnetisier- 

 baren Kbrper zum anderen seine Tangen- 

 tialkomponente (und gerade diese bringt 

 im Eisen die Induktion hervor) stetig iiber- 

 geht (s. hierzu auch den Abschnitt ,, Ma- 

 gnetische Influenz"). Ewing konnte somit 

 den gemessenen Wert der .Feldstarke in Luft 

 gleich dem gesuchten Wert der Feldstarke H 

 im Eisen setzen. 



13. Messung der Permeabilitat an 

 Epstein-Biindeln. Die in 12 erwahnte 

 Eigenschaft des magnetischen Feldes, daB 

 seine Tangential-Komponente an der Grenze 



Durch diese Spulen kann zunachst das Feld 

 in der Luft bestimmt werden. Lagen die 

 Spulen unmittelbar auf dem Eisen und 

 waren sie unendlich schmal, so wtirde nach 

 dem Vorigen die in Luft gemessene und die 

 im Eisen gesuchte Feldstarke H mitein- 

 ander iibereinstimmen. Da aber die Vor- 

 aussetzungen nur augenahert zutreffen, so 

 rnuB man die gemessene Feldstarke mit einer 

 Korrektion versehen, die aber fiir hohere 

 Magnetisierungen (H > 5) klein ist. Man muB 

 die Spulen Sj bis s 4 ' an nahezu streuungsfreier 

 Stelle anbringen, damit bei nicht ganz er- 

 reichter Parallelstellung derselben zur Eisen- 

 oberflache der hereinkommende Bruchteil 

 der Normal-Komponente (Hn.siiKp) das 

 Resultat nicht triibt. 



D. Magnetische Messungen im Wechsel- 

 felde. 



Bringen wir Eisen in das magnetische 

 Wechselfeld einer von Wechselstrb'men durch- 

 flossenen Spule, so werden in ihm Wirbel- 

 strome induziert. Diese fallen natiirlich 

 um so mehr ins Gewicht, je massiver das 

 Eisen ist und je besser es elektrisch leitet. 

 Im Wechselfelde hangt daher der magnetische 

 Zustand des Eisens mcht wie bei Gleich- 

 strom allein von der magnetischen Wirkung 

 der Spulenstrb'me, sondern auch von der 

 magnetischen Wirkung der Wirbelstrb'me 

 ab. Man kann nun aber die Wirbelstrb'me 

 wenigstens bei niedriger Frequenz bis auf 

 ein bescheidenes MaB durch die Unterteilung 



