717 



werden liaufig als V a k u u in meter be- 

 zeichnet. 



Als MaBeinheit, in welcher der Druck ge- 

 messen wird, diente friilier und haut'ig auch noch 

 jetzt die Atmosphiire, d. h. der Druck einer Queck- 

 silbersaule von 76 cm Hohe und C unter der 

 Schwere von 45 geogr. Breite. Sie entspricht 

 einem Druck von 13,596-76 = 1033,3 gr-Gew./cm 2 

 (13,596 = spezifisches Gewicht des Quecksilbers). 

 In absolutem MaB ist eine AtmosphJire = g 1033,3 

 Dyne /cm 2 , wenn mit g die Beschleunigung 

 der Schwere bezeichnet wird, die bei Druckmes- 

 sungenin 45 geogr. Breite zu 980,66 angenoniruen 

 wird. Haufig bezeichnet man die Grb'Be des Druk- 

 kes in der Weise, daB man die Hohe der Queck- 

 silbersaule von angibt, die dem Drucke das 

 Gleichgewicht halten wiirde. Neuerdings ist 

 an Stelle der Atmosphare vielfach, besonders 

 in der Technik, die Einheit kg/cui 2 getreten. Es 

 ist 1 Atm. = 1,033 kg-Gew./cm 2 . 



2. Manometer fur absolute Druck- 

 messung. Bei Manometern fiir wissenschaft- 

 liche Zwecke ist in der Regel ein Haupter- 

 fordernis, daB sie ohne empirische Eichung 

 den absoluten Wert des Druckes zu messen 

 gestatten. Eine groBe Zahl von Manometern 

 fiir kleine, mittlere nnd hohe Drucke be- 

 nutzen zur Erreichung dieses Zieles die 

 Druckhohe von Fliissigkeiten (meist Queck- 

 silber oder Wasser). 



Hierbei ist auf die Temperatur der Fliissigkeit 

 Eiicksicht zu nehmen. Eine bei der Temperatur 

 t gemessene Quecksilberdruckhohe h wird auf 

 die Temperatur t' reduziert durch Multiplikation 

 mit dem Faktor 1 + 0.000 182 (t/ t). 



Bei anderen Manometern wird das M a - 

 r ijo 1 1 e sche Gesetz benutzt, nach dem das 

 Produkt aus Volumen und Druck eines 

 Gases bei konstanter Temperatur eine Kon- 

 stante ist, was insbesondere bei 

 verdiinnten Gasen selir genau 

 zutrifft. Bei Manometern fiir 

 hohe Drucke kommt hauptsach- 

 lich das Prinzip der Wage 

 zur Verwendung. 



2 a) Manometer f ii r I 

 kleine Drucke. Das 

 Me L e o d sche Manometer 

 (Fig. 1), bei dem das M a r i - 

 o 1 1 e sche Gesetz benutzt wird, 

 ist fur sehr kleine Drucke be- 

 stimmt. Es besteht aus einem 

 Glasrohr, das sich bei P ver- 

 zweigt und in welchem Queck- 

 silber durch Heben eines mit 

 ihm kommunizierenden Queck- 

 silbergefaBes zum Steigen ge- 

 Fig. 1. bracht werden kann. Die ober- 

 halb P befindliche Glasbirne en- 

 digt in eine oben geschlossene Kapillare, die 

 in mm geteilt und deren Volumen relativ zu dem 

 groBen Volumen der Glasbirne ausgemessen ist. 

 Die linke Abzweigung, das Verbindungsrohr, 

 ist auf der neben der Kapillare befindlichen 

 Strecke ebenfalls in mm geteilt und fiihrt 



zu dem Raum, in dem der zu messende 

 Druck herrscht. Beim Heben des Queck- 

 silbors iiber P hinaus werden die in der Birne 

 abgeschlossenen Gasreste unter Kompression 

 in das Kapillarrohr hineingetrieben. Der 

 Hohenunterschied des Quecksilberstandes im 

 Kapillarrohr und im Verbindungsrohr multi- 

 pliziert mit dem Verhaltnis ties im Kapillar- 

 rohr iibriggebliebenen Gasvolumens zum Yo- 

 lunien der Birne gibt direkt den zu messenden 

 Druck in mm Quecksilbersaule. Die Angabe 

 des Me L e o d schen Manometers ist, aus- 

 serste Trockenheit des S} 7 stems vorausge- 

 setzt, selbst bei dem sehr kleinen Druck von 

 0,001 mm Quecksilber noch bis auf wenige 

 Prozente richtig, wie eine von S c li e e 1 und 

 H e u s e vorgenommene Vergleichung mit 

 einem von ihnen konstruierten, noch empfind- 

 licheren Manometer zeigte, bei clem die Druck- 

 unterschietle aus der Durchbiegung einer 

 Kupfermembran von etwa 25 cm Durch- 

 messer und 0,03 mm Dicke bestimmt wurden. 

 Ein Manometer fiir selir kleine Drueke, 

 bei dem auch der Druck des gesattigten 

 Quecksilberdampfes, der unabhangig von 

 dem Volumen nur durch die Temperatur ge- 

 geben ist (bei 20 0,0011 mm Quecksilber- 

 hohe), mitgemessen wird, ist das absolute 

 Manometer von M. K n u d s e n. Bei dem- 

 selben wird die mechanische Kraft, mit 

 der das zwischen zwei ungleich warinen 

 Platten von der absoluten Temperatur Tj 

 und To befindliche und sie umgebende Gas 

 abstoBend auf die Platten wirkt, gemessen. 

 Zwischen der Kraft K, die pro Flacheneinheit 

 wirkt, und dem Druck p des Gases besteht 

 bei kleinen Werten von p (bis zu einigen 

 Tausendstel mm) und von T t T 2 die Be- 

 ziehung 



p = 4K 



T | T 



Ml - 1 



D} 7 n/cm 2 . 



Der Abstand der Flatten muB im Vergleich 

 zu der mittleren Weglange der Molekel sehr 

 klein sein. Die eine Platte ist fest, die andere 

 beweglich als Arm einer Drehwage ange- 

 bracht, mittels drer die Kraft gemessen 

 wird. 



Fiir die Messung von Drucken zwischen 

 0,01 und 5 mm Quecksilbersaule ist das 

 R a y 1 e i g h sche Manometer (Fig. 2) in 

 vervollkommneter Ausf iihruug (S c h e e 1 und 

 H e u s e ) mit einer Genauigkeit von 0,0005 

 mm anwendbar. Zwei kommunizierende 

 Druckkammern von etwa 25 mm Weite 

 sind bis zu zwei Glasspitzen mit Queck- 

 silber gefiillt, dessen Stand mit Hilfe einer 

 an einem Verbindungsschlauch angebrachten 

 Klemmschraube genau einreguliert werden 

 kann. Ist zwischen den beiden Kammern 

 ein Druckunterschied vorhanden, so kann 

 durch eine Neigung des Manometers, die 

 durch Einschaltung von federnden Glasrdhren 



