718 



Manometer 



ermb'glicht wird, wieder auf Beriihrung beider 

 Glasspitzen eingestellt werden. Aus der 

 Neigung des Systems, die mit Hilfe ehies 

 mit ihm verbundenen Spiegels und einer 

 vertikalen Skale mit Feriirohrablesung be- 

 stiramt wird, kann man bei Kenntnis der 

 Spitzenentfernung die Niveauanderung be- 

 rechnen. Bei etwas geringeren Genauig- 

 keitsanspriichen ist das altere T h i e s e n - 

 sche Manometer (Fig. 3) sehr bequem, dessen 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



Genauigkeit zu 0,001 mm angegeben wird. 

 Es besteht aus zwei weiten, unten kommuni- 

 zierenden zylindrisehen Kammern, welche 

 vorn und hinten mit Glasplatten verschlossen 

 sincl. Die Hinterwand besitzt eine durch- 

 gehende Teilung mit horizontalen Strichen. 

 Der Quecksilberstand in beiden Kammern 

 wird mittels Mikroskops aus dem Abstand 

 zwischen direkt gesehenen Teilstrichen und 

 ihren Spiegelbildern hergeleitet, wo bei die 

 groBen Oberflachen in der Mitte als eben an- 

 gesehen werden konnen. Drucke bis 



30 mm Quecksilbersaule mit einer Genauig- 

 keit von 0,002 mm zu messen gestattet ein 

 von S c h e e 1 und H e u s e angegebenes 

 Manometer. Es besitzt einen festen Schenkel 

 und einen mit diesem durch eine lange Glas- 

 feder kommimizierenden in vertikaler Rich- 



und H e u s e angegeben. MeBgenauigkeit 

 0,005 mm. An Stelle der Visiere wird 

 haufig eine hinter den Kuppen angebrachte 

 spiegelnde Skale benutzt, wobei beim Ab- 

 lesen die Kuppe und ihr Spiegelbild zur 

 Deckung zu bringen sind. Audi kann man 

 die Quecksilberhohe mittels eines Katheto- 

 meters ermitteln. 



2 1) ) M a n o m e t e r f ii r h o h e D r u c k e. 

 Bei der Messung von hohen Drucken kann 

 wie beim Me L e o d schen Manometer das 

 Mariottesche Gesetz benutzt werden, 

 indem aus der Volumkompression eines ab- 

 geschlossenen Gasvolumens auf den Druck 

 geschlossen wird. Jedoch nimmt dabei die 

 Empfindlichkeit der Messung dem Drucke 

 proportional ab; auch ratissen fiir groBe 

 Drucke die Abweichungen des Gases voni 

 M a r i o 1 1 e schen Gesetz bekannt sein. 



Die direkte Messung mit einer Quecksilber- 

 saule, die weiter in Betracht konnnt, bietet 

 wegen der Hohe derselben Schwierigkeiten. 

 Doch sind Manometer nach diesem Prinzip 

 fiir Drucke bis zu 420 Atm. (Cailletet 

 Eiffelturm in Paris) gebaut worden. Ein 

 solches Manometer fiir Drucke bis 12 m 

 Quecksilbersaule befindet sich in der Physi- 

 kalisch-Technischen Reichsanstalt. Das hohe 

 Steigrohr besitzt von 2 zu 2 m mit Hahnen 

 versehene Anstiche, an deren jeden sich ein 

 2 m langes Glasrohr ansetzt, so daB samt- 

 liche Drucke bis zu 12m Quecksilbersaule 

 gemessen werden konnen. Die Temperatur- 

 bestimmung an der Quecksilbersaule erfolgt 

 nicht wie gewb'hnlich mit frei aufgehangten 

 Quecksilberthermometern, sondern mit Hilfe 

 eines am Steigrohr befestigten, als Wider- 



tung verstellbaren Schenkel. Die Einstellung standsthermometer benutzten Nickeldrahtes 

 erfolgt wie bei dem R a y 1 e i g h schen j (Holborn und Henning), wodurch die mitt- 

 Manometer auf Beriihrung eingeschmolzener lere Temperatur der Saule bis auf 0,1 C sicher 

 Glasspitzen mit ihren Spiegelbildern in den ! bestimmt werden kann. Ein Quecksilber- 

 Quecksilberkuppen der Manometerschenkel. 

 Die Glasspitzen sind nach oben verlangert 



und tragen ein Tischchen mit aufgesetztem 

 Spiegel, aus dessen Neigung der Hbhen- 

 unterschied der Glasspitzen mittels Skale 

 und Fernrohr bestimmt wird. Grb'Bere 

 Hohenunterschiede werden durch zwischen- 

 gelegte planparallele Glasplatten von be- 

 kannter Dicke ausgeglichen. Bei Queck- 

 silbermanometern zur Messung von Drucken 

 iiber 30 mm Quecksilberhohe geniigt hi der 

 Regel die Ablesung des Quecksilberstandes 

 mit Hilfe von Visieren, welche die Glas- 

 rohren oberhalb der beiden Kuppen ring- 

 fb'rmig umgeben; es wird darauf eingestellt, 

 daB ein Lichtblitz zwischen Visier und Kuppe 

 eben gerade durchtritt. Der Abstand der 

 Visiere kann an einer Skale, eventuell mit 

 Hilfe eines Nonius, abgelesen werden. Ein 

 besonders gut konstruiertes Manometer fur 

 Drucke bis 100 mm Quecksilbersaule, welches 

 auBerdem heizbar ist, wurde von S c h e e 1 



hochdruckmanometer einfacherer Konstruk- 

 tion fiir Drucke bis 25 m Quecksilbersaule, 

 welches jedoch nur zur Ablesung von vier 

 bestimmten Drucken eingerichtet ist, be- 

 nutzten P. P. Koch und E. Wagner. 

 Die Unbequemlichkeiten der hohen Queck- 

 silbersaulen sind vermieden bei den soge- 

 nannten gebrochenen oder v e r - 

 kiirzten Quecksilbermano- 

 m e t e r n , bei denen der zu messende 

 Druck durch mehrere hinter ein ander ge- 



schaltete kiirzere 

 von Teildrucken 



Manometer in eine Reihe 

 zerlegt wird. Die Ueber- 



tragung des Druckes von einem Manometer 

 auf das folgende muB dabei durch eine Fliis- 

 sigkeit von kleinerem spezifischen Gewicht 

 als Quecksilber erfolgen, wozu Oel (Pe"rot), 

 Gas (K a m e r 1 i n g h n n e s) , in der 

 Regel aber Wasser verwendet wird. Fiir die 

 Priifzwecke der Reichsanstalt ist ein Mano- 

 meter fiir Drucke bis 20 kg/cm 2 gebaut 

 worden, bei dem nach einem von Thiesen 



