Manometer 



719 



angegebenenPrinzip saratliche Rohre aus Glas 

 bestehen und allo Einzelhohen (Quecksilber- 

 und gegenwirkende Wasserholien) einzebi 

 abgelesen werden konnen. Die MeBgenauig- 

 keit mit diesem Instrument betragt nach 

 den Untersucliungen von W i e b e bei 

 20 kg/cm 2 etwa 0,01 kg. Das Manometer 

 mit Gasiibertragung von K a m e r 1 i n g h 

 n n e s ist fitr Drucke bis 100 Atm. ein- 

 gerichtet. 



Fur noch hohere Drucke sind indessen 

 gebrochene Quecksilbermanometer noch nicht 

 verwendet worden. Man greift dann zur 

 Reduktion des Druckes nach dem 

 umgekehrten Prinzip der h y d r a u 1 i s c h e n 

 P r e s s e oder zu den Wage m a n o - 

 m e t e r n , bei denen der Druck, der auf 

 einen Kolben von bekanntem Quersclmitt 

 wirkt, durch Gewichte bestimmt wird. Nach 

 dem ersten Prinzip ist das A m a g a t sche 

 Manometer gebaut. Der groBe zu messende 

 Druck wirkt auf einen Kolben k vom Quer- 

 schnitt q, der die Kraft auf einen Kolben K 

 vom Quersclmitt Q iibertragt. In der Fliissig- 

 keit, auf welche der Kolben K driickt, herrscht 

 ein im Verhaltnis q : Q verringerter Druck, 

 der mit Hilfe einer nicht zu hohen Queck- 

 silbersaule abgelesen werden kann. 



Die Hauptschwierigkeit der Messung besteht 

 in der Bestimmung des Reduktionsfaktors q: Q. 

 Am genauesten wird derselbe nach E. Wagner 

 und P. P. Koch durch direkte Vergleichung 

 mit einer hohen Quecksilbersaule ermittelt. Be- 

 nutzt man den so erhaltenen Wert von q : Q auch 

 fiir hohere Drucke, so ist zu bedenken, daB unter 

 dem EinfluB derselben eine Weitung des Zylinders 

 auftritt. Die Beriicksichtigung der Deformation, 

 die von Klein naher untersucht ist, wird be- 

 sonders kompliziertdadurch, daB der Kolben beirn 

 Amagatschen Manometer nicht mit Stulpdich- 

 tung versehen, sondern einfach mit mb'glichst 

 geringem Spielraum in den Zylinder eingesetzt ist, 

 so daB die Dichtung nur durch das tropfenweise 

 austretende Schmiermittel bewirkt wird. Zur 

 Verringerung der Reibung miissen iibrigens 

 die Kolben wahrend der Beobachtung in Rotation 

 erhalten werden. 



Die Wagemanometer werden teils ohne, 

 teils mit Druckreduktion ausgefiihrt, und 

 ihre Kolben sind teils nach Art des A m a - 

 gat schen Kolbens ausgefiihrt, teils mit 

 Stulpdichtung versehen. Wagen, bei denen 

 keine Reduktion des wirksamen Druckes 

 eintritt, sind z. B. das von H o 1 b o r n 

 und B a u m a n n benutzte Manometer fiir 

 Drucke bis 250 kg/cm 2 und die sogenannten 

 Manometer -Probierapparate. Die Stuck- 

 rath sche Druckwage, die z. B. in der Reichs- 

 anstalt fiir die Priifzwecke verwendet wird, ist 

 eine ungleicharmige Hebelwage, auf deren 

 am kurzeren Hebel befindliches Gehange 

 der unter dem Fliissigkeitsdrucke stehende 

 Kolben driickt, wahrend am langeren Hebel 

 ein Gehange zur Aufnahme von Gewichten 

 vorhanden ist. Das Hebelverhaltnis ist 1:10. 



j Bei kleineren Drucken als 40 kg mussen auch 

 am kurzeren Hebelarm Schale und Gewichte 



! angebracht werden. Die Dichtung erfolgt 

 mittels einer am 'Kolben angebrachten Man- 



\ schette. Der maBgebende Quersclmitt ist 

 daher derjenige des Zylinders. Um die 

 Reibung aufzuheben, wird der Stempel 

 mittels besonderer mechanischer Einrich- 

 tungen in Rotation oder besser noch in 

 Schwingungenversetzt. Nach Untersuchungen 

 von Wiebe, bei denen auch die von Me i Li- 

 ner bestimmte Dehnung des Hohlcylinders 

 beriicksichtigt ist, betragt die Genauigkeit in 

 der Bestimmung des absoluten Druckes mit 

 der Stiickrath schen Druckwage auch 

 bei dem Druck von 500 kg/cm 2 mindestens 

 1 /2ooo- Bei der Druckwage von Schaffer 

 und B u d e n b e r g kommt ein in Figur 4 



dargestellter Different! alkolben 



zur Verwendung, bei dem die Dichtung wie 

 beim A m a g a t schen Kolben erfolgt. 

 Das Druckmittel tritt an der seitlichen Ver- 

 schraubung ein. Fiir die Druckwirkung 

 nach auBen kommt nur die Differenz der 

 Querschnitte der beiden Kolben in Betracht. 

 Am unteren diinnen Ende hangen die Ge- 

 I wichte. Um die Reibung aufzuheben, wird 

 i der Kolben mitsamt den Gewichten in Ro- 

 tation versetzt. Mit einer sole hen Wage lassen 

 sich Drucke bis zu 1500 kg/cm 2 bequem messen. 

 Schaltet man zwei solche Manometer hinter- 

 einander, indem man den abgewogenen, kiinstlich 

 erzeugten Druck der 1. Wage auf die obere Flache 

 des Kolbens der 2. Wage wirken lafit, so kann man 

 ! den MeBbereich je nach den Querschnitts- 

 verhaltnissen bedeutend erweitern (bis zu 5000 

 kg/cm 2 ), ohne die Differenz der beiden Kolben- 

 flachen zu klein machen zu mussen. 



Die Wage von S t a n t o n im National 

 Physical Laboratory ist ebenfalls eine Dif- 

 ferentialkolbenpresse, jedoch mit 2 einzelnen 

 Kolben. Die Wage ist fiir Drucke bis 1260 

 kg/cm 2 benutzt worden. - - Eine Wage, die 

 der von S c h a f f e r und Budenberg 

 almlich ist, jedoch Stulpdichtung besitzt, 

 ist von Martens angegeben, und zwar 

 sind bei derselben die Stulpe am Zylinder 

 befestigt. Zu erwahnen ist ferner die Kon- 

 struktion von P. W. B r i d g m a n , bei 

 der der Zvlinder auch von auBen dem Druck 



