720 



Manometer 



ausgesetzt wird, um die Ausweitung zu 

 vermeiden. Es soil mit der Wage eine Ge- 

 nauigkeit von 0,1 % bis 6800 kg/cm 2 erreicht 

 worden sein. Statt des Kolbens benutzt 

 Martens f iir Drucke bis 400 kg/cm 2 

 und bei geringeren Genauigkeitsanspriichen 

 (0,5 %) die ,,McBdose". 



Ein Manometer, das noch hohere Drucke 

 als die Wagemanometer zu messen gestattet, 

 ist das L i s e 1 1 sche Manometer, welches in- 

 dessen nur insofern eine absolute Messung des 

 Druckes gestattet, als es eine sichere Extra- 

 polation iiber den Bereich seiner Eichung zulaBt. 

 Das Prinzip desselben ist folgendes: Ein Metall- 

 draht andert seinen Widerstand in einer unter 

 hphen Druck gesetzten Fliissigkeit, und zwar 

 nicht nur sein Volumen, sondern auch den 

 spezifischen Widerstand. Wahlt man ein Material, 

 dessen Widerstand moglichst wenig von der Tem- 

 peratur abhangig ist, die ja bei der Druckerhb'hung 

 ansteigt, so besteht schon kurze Zeit nach der 

 Kompression zwischen Widerstand und Druck 

 eine eindeutige Beziehung, die bei Manganin 

 nahezu linear ist. Wegen der Kleinheit der 

 Widerstandsanderungen sind auBerordentlich ge- 

 naue Widerstandsmessungen notwendig, wes- 

 wegen der Apparat praktische Anwendung noch 

 nicht gefunden hat und Bedeutung wohl nur fiir 

 die Messung ganz holier Drucke gewinnen wird. 

 Ein elektrisches Verfahren anderer Art wurde 

 von Lindeck untersucht: Ein nicht zu kurzer 

 Messing- oder fiir hohere Drucke Stahlzylinder, 

 der an beiden Seiten verschlossen und niit der 

 Druckfliissigkeit gefiillt ist, tragt auBen in der 

 Mitte einige Windungen Manganindraht. Dehnt 

 sich der Zylinder unter der Einwirkung des 

 Druckes, so wachst zufolge der Verlangerung 

 des Drahtes dessen Widerstand, und diese Wider- 

 standsanderungen sind reversibel. Aber auch 

 diese Methode gibt keine groBere Genauigkeit 

 als die Wagemanometer und erfordert sehr genaue 

 Widerstandsmessungen. 



3. Manometer fiir besondere wissen- 

 schaftliche Zwecke. Handelt es sich darum, 

 Druckanderungen leicht sichtbar zu machen, 

 ohne da6 es auf ihren genauen absoluten 

 Betrag wesentlich ankommt, so konnen an 

 Stelle der vorstehend behandelten Mano- 

 meter zweckmaBigerweise andersartige In- 

 strumentc trcton. 



Bei kleinen Drucken ist in dieser Hinsicht die 

 T o e p 1 e r sche Drucklibelle zu nennen. 

 Dieselbe besteht aus eine in unter stumpfem 

 Winkel umgebogenen Kapillarrohr, in dem 

 ein Fliissigkeitsfaden verschiebbar ist; das eine 

 Ende wird mit dem Raum, in dem der zu messende 

 Druck herrscht, verbunden, wahrend auf das 

 andere Ende der konstante Vergleichsdruck 

 wirkt. In verbesserter Ausfiilirung ist das In- 

 strument von T o e p 1 e r zur Beobachtung 

 von kurzdauernden Luftdruckschwankungen 

 (Windwogen) benutzt und fiir photographische 

 Registrierung eingerichtet worden. Eine ge- 

 steigerte Ablesegenauigkeit besitzen auch die In- 

 strumente mit zwei verschiedenen Fiillungen 

 von nahezu gleichem Gewicht, bei denen die 

 Menisken sich in erweiterten Rohrstiicken be- 

 finden und daher bei Druckanderungen die 



Trennungsflache der beiden Fliissigkeiten einen 

 vielfachen Weg von dem der Menisken zuriick- 

 legt. - Eine bequeme Registrierung gestatten 

 die elektrischen Manometer nach V o e g e und 

 nach P i r a n i. Bei ersterem ist ein Hitzdraht 

 und ein Thermoelement zur Temperaturmessung 

 des Hitzdrahtes in eine Glasbirne eingeschmolzen. 

 Bei konstantem Strom im Hitzdraht ist die elek- 

 tromotorische Kraft des Thermoelements ein 

 MaB fiir die Luftverdiinnung, da von der letz- 

 teren die Wiirmeableitung und daher die Tempe- 

 ratur des Hitzdrahtes und des Thermoelementes 

 abhangt. Aehnlich bei dem P i r a n i schen 

 Instrument, wo die Widerstandsanderung eines 

 in eine Glasbirne eingeschmolzenen Platindrahtes 

 bei Stromdurchgang mittels Wheatstonescher 

 Brucke und Galvanometerausschlag gemessen 

 wird. 



4. Technische Manometer. In der 

 Technik sind am verbreitetsten diejenigen 

 Manometer, bei denen die elastische De- 

 formation von Flatten oder gebogenen Rohren 

 (Bourdonfedern) als ein MaB fur 

 die GroBe des wirksamen Druckes benutzt 

 wird. Sie bediirfen samtlich einer Eichung, 

 und ihre Anzeigen sind zufolge der elastischen 

 Nachwirkung bei steigendem Druck etwas 

 anders als bei fallendem Druck. Die Instru- 

 mente mit Plattenfedern weisen auBer- 

 clem leicht groBere dauernde Abweichungen 

 auf. Die Anordnung ist bei ihnen folgende: 

 Auf die meist aus Stahl hergestellte Platte 

 wirkt von unten her der zu messende Druck. 

 Die Bewegung des Platteumittelpunktes wird 

 auf ein Zeigerwerk iibertragen. Bei den Mano- 

 metern niit Bourdonfedern (Fig. 5) tritt an 



Fig. 5. 



die Stelle der Platte eine kreisformig gebogene 

 dunnwandige Rohre von elliptischem oder 

 kreisfb'rmigem Quersclmitt, die aus enier 

 besonderen Metallegierung mit moglichst ge- 

 ringer elastischer Nachwirkung oder fur 

 hohere Drucke (iiber 100 kg/cm 2 ) aus Stahl 



