Manometer 



1-2 1 



hergestellt 1st. Das eine Ende der Rohren- 

 feder ist fest mit einem starkwandigen Rohr 

 verbunden, durch welches das Druckmittel 

 in das Linere der Feder eingefiilirt wird. 

 Die Bewegung des anderen, geschlossenen 

 Endes wird wiederum auf ein Zeigerwerk 

 ubertragen. Bei besonders feinen Mes- 

 sungen kann man an Stelle des Zeigerwerkes 

 eine Spiegelablesung benutzen (Spiegel- 

 manometer von Martens). Eine 

 von Dreyer, Rosenkranz und 

 Droop (Hannover) benutzte Modifikation 

 der Rohrenfeder besteht darin, daB kon- 

 zentrisch zu ihr ein Stahldraht angebracht 

 ist (Fig. 5), der die Spannkraft des Rohres 

 verstarkt. Wichtig ist bei alien Federmano- 

 metern, daB die Federn keinen zu hohen Tem- 

 peraturen ausgesetzt werden. Bei Dampf- 

 manometern muB deshalb ein mit Wasser 

 gefiilltes Knierohr vor das Manometer ge- 

 schaltet oder die Stelle der Feder, an welcher 

 das Druckmittel zutritt, zu oberst gelegt 

 werden (Fig. 5), so daB die Fullfliissigkeit 

 nicht wieder ablaufen kann (Dreyer, 

 Rosenkranz und Droop). 



Ueber die Genauigkeit, welche mit Feder- 

 manometern zu erreichen ist, sei folgendes er- 

 wahnt : 



Nach Untersuchungen von E. W a g n e r war 

 die absolute Anzeige eines Magdeburger Feder- 

 manometers auf + 0,08 Atm. konstant. Die 

 Nachwirkung verlief so gleichmaflig, daB sie bei 

 der Benutzung des Manometers in Rechnung ge- 

 setzt werden kann. Nach den Untersuchungen 

 von Klein ist die Genauigkeit der Bourdon- 

 federn hochstens 3 Proniille. Aus den zahl- 

 reichen, in der Physikalihch-Technischen Reichs- 

 anstalt vorgenommenen Priifungen folgt, daB 

 man als N ac h w ir k u n g s b r e it e , d. h. 

 als Unterschied der Anzeige beim Steigen 

 und beim Fallen nach langerem Verweilen auf 

 hoherem Druck, im Maximum zulassen muB: 

 Bei Drucken bis 20 kg/cm 2 etwa 0,1 kg, bis 

 50 kg/cm 2 0,2 kg, bis 100 kg/cm 2 0,5 kg, bis 500 

 kg/cm 2 etwa 2,5 kg. Die Abweichungen der ab- 

 soluten Anzeige sind selbst bei den der Reichsan- 

 stalt von den Fabrikanten zur Priifung eingereich- 

 ten Manometern recht betrachtlich. Bei K o n - 

 trollmanometern bis 20 kg/cm 2 , die zur 

 Kontrolle voii Betriebsrnanometern dienen sollen, 

 waren die Abweichungen im Mittel 0,08 kg/cm 2 , 

 bei gewohnlichen Manometern bis 20 kg/cm 2 

 im Mittel 0,15 kg, bis 100 kg/cm 2 0,8 kg, bis 

 500 kg/cm 2 3,0 kg. Beziiglich des Temperatur- 

 einflusses fand Wiebe , daB eine Temperatur- 

 erhohung von 1 eine Erhohung der Angabe des 

 Manometers urn 0,005 kg bei 10 kg/cm 2 und um 

 0,02 kg bei 100 kg/cm 2 Druck hervorruft. 



Ueber teclmische Manometer fiir beson- 

 dere Zwecke kann nur folgendes Erwahnung 

 finden. 



Zur Messung von Ueber- oder Unterdrucken 

 bei Schornsteinen und dergleichen dienen haufig 

 Manometer, bei denen die Bewegung einer in 

 ein Fliissigkeitsbad _ (Glyzerin) eintauchenden 

 Glocke auf ein Zeigerwerk ubertragen wird. 

 Der innere Luftraum der Glocke steht mit dem 



Handworterbuch der Xaturwissenschaften. Band \ 



Raurn, dessen Druck geraessen werden soil, in 

 Verbindung, auf der auBeren Wandung lastet 

 der Atmospharendruck. Bei der manometrischen 

 Wage in der Modell-Versuchsanstalt fiir Luft- 

 schiffahrt und Flugtechnik in GiJttingen sind 

 zwei solche Glocken vorhanden, um Druckunter- 

 schiede messen zu konnen. 



Bei den pneumatischen Fliissig- 

 keitsstandmessern wird auf den Boden 

 des GefaBes, dessen Tiefe bestimmt werden soil, 

 eine kleine Taucherglocke mit anschlie Bender 

 Rohrleitung versenkt, die zu einem Bourdonschen 

 Manometer fiihrt. Bei den besseren Konstruk- 

 tionen ist eine Vorrichtung vorhanden, um Luft 

 in das Gef aB mittels einer kleinen Pumpe nach- 

 driicken zu konnen, da die Luft vom Wasser all- 

 mahlich absorbiert wird. Auf demselben Prinzip 

 beruht das Gezeitenmanometer von 

 K. Honda. Nur ist bei ihm das Rohrenfeder- 

 manometer durch ein zweischenkliges Queck- 

 silbermanometer mit Schwimmer und Registrie- 

 rung ersetzt. Hierbei ist die Anordnung so ge- 

 troffen, daB die Hohenunterschiede des Meeres- 

 spiegels (bis 10 m) auf 0,6% reduziert werden. 

 Zur Bestimmung der Meerestiefe werden ver- 

 senkbare Rohrenfedermanometer benutzt. Die 

 konstruktive Ausfuhrung, welche die Sicherung 

 des Apparatus gegen vielfache Storungen ge- 

 wjihrleisten _ muB, bereitet hierbei erhebliche 

 Schwierigkeiten, denen besonders die Mensing- 

 sche Konstruktion begegnet. 



5. Manometer zur Messung von dyna- 

 mischem Druck. Zur Messung der Stro- 

 immgsgeschwindigkeiten von Fliissigkeiten, 

 Gasen und Dampfen konnen Manometer 

 verwendet werden, die den dynamischen 

 Druck des stromenden Mediums messen, 

 wie die P i t o t sche Rohre und die R e c k - 

 n a g e 1 sche Stauscheibe. Nalieres iiber 

 diese und verwandte Instrumente, die gem a 8 

 Absclinitt 1 nicht mehr als Manometer im 

 engeren Shine zu bezeichnen sind, sielie in 

 den Artikeln ,,Flussigkeitsbewegungen" 

 und ,,Gas bewegungen". 



Literatur. K. Scheel und W. Heuse, 



die Messung Hefner Drtn-ke. Vi-rlin iiiUinigeii 

 der Deutschen Physik. Gesellsch. 11, S. 1, 1909. 

 Dieselben, Ueber einen Apparat zur 

 Messung sehr kleim-r Drucke. Zeitschr. f. In- 

 struntentcnkinxlc 29, S. 14, 1909. - - Dieselben, 

 Zivei Quecksilbermanometer fiir niedrige Drucke. 

 Zeitschr. f. Instrumentenkunde 29, S. 344, 1909. 

 Dieselben, Ein heizbares Quecksilbermanometer 

 fiir Drucke bis 100mm. Zeitschr. f. Instrumenten- 

 kunde 3O, S. 45, 1910. - - 31". Knudsen, Ein 

 absolutes Manometer. Ann. d. Physik (4) 32, 

 S 809, 1910. - - H. F. Wiebe, Appumtf zur 

 Messung hb'herer Drucke. Zeitschr. fiir kom- 

 primierte und fliissige Gase, 1897, Xr. 1, J, 5, 6. 

 Holborn undHennlng, Ueber das Plot in - 

 thermometer und den Sattigungsdnick des Wasser- 

 dampfes zirischi-n .7" ///// . j nn o. Annul. <I. Physik 

 (4) 26, S. 833, 1908. - - f. P. Koch und E. 

 Wagner, Ueber absolute Jfegxinig holier Drucke 

 mit i/ftn Amagatschen Manometer. Ann. d. Physik 

 (4) 31, S. 31, 1910. Holborn und Baumann, 

 1'ilnT ill- a Si'lttiyn u<i.<ilri'k des Wasserda/mpfes 

 <:b< rlmlb 200. Annul, d. Physik (4) 31, .S. f>4-~, 



I. 46 



