Liehtdispersion 



267 



gesaumt, entsprechend dem fiir verschiedene 

 Farben verschiedenon n und darum ver- 

 schiedenen Grenzwinkel, fiir homogenes Licht 

 aber sehr scharf. Instrumente. welche auf 

 diesem Prinzip zur Messung der n basieren, 

 jiennt man Totalreflektometer. Sie sind 

 besonders geeignet fur Messung der Fliissig- 

 keiten. Bei der einfachsten Wollaston- 

 schen Anordnung (Fig. 7) wird die Fliissig- 

 keit mit der HypotenusenfLache eines 



Fig. 7. 



rechtwinkligen Prismas in Beriihrung ge- 

 bracht, und der Grenzwinkel mit einem in 

 der Vertikalebene drehbaren Fernrohr ge- 

 messen. Dabei rnuB das Glasprisma natiir- 

 lich fiir alle Farben einen hoheren Brechungs- 

 index als die Fliissigkeit haben. Man wiihlt 

 darum je nach Bedarf Prismen aus Kron- 

 oder schwerstem Flintglas. Vollkommenere 

 Konstruktionen sind das Kohlrauschsche 

 und das Pulfrichsche Totalrefraktometer 

 und andere. Die Methode ist auch zur Unter- 

 suchung fester Substanzen geeignet, die mit 

 der polierten Oberflache unter Benutztmg 

 eines geeigneten durchsichtigen Kittes an 

 der Hypothenusenflache befestigt werden. 



2c)Interferenzmethode. Diese beson- 

 ders zur Untersuchung der Gase geeignete 

 Methode ist im Prinzip die folgencle. Eine 

 Glasrohre mit planparallelen VerschluB- 

 platten wird in den Weg des einen der 

 beiden miteinander interferierenden Strahlen 

 eines Interferometers (vgl. den Artikel 

 ,,Lichtinterferen z") gebracht, und ein- 

 mal mitLuft, ein zweitesMal mit dem zu unter- 

 suchenden Gase gefiillt. Aus der Verschiebung 

 der Interferenzfransen berechnet man in 

 beiden Fallen den Gangunterschied gegen den 

 anderen der beiden interferierenden Strahlen, 

 und damit das Verhaltnis der Lichtgeschwin- 



T -Ci 



digkeiten , das nach der Lichttheorie 

 Gas 



gleich dem relativen Brechungsindex ist. 

 Die Methode ist natiirlich auch auf Fliissig- 

 keiten und feste Korper anwendbar. Man 

 benutzt sie fiir stark absorbierende Korper. 

 die man in sehr diinner Schicht von bekannter 

 Dicke in den Strahlengang bringt. Die 

 Methode ist auBerst empfindlich und in ver- 

 schiedenen Abanderungen, fiir welche auf 

 Spezialwerke verwiesen sei, mit groBem 

 Erfolge auch zur Bestimmung der Dispersion 

 von Gasen und Dampfen in unmittelbarer 



Nahe ihrer Absorptionsstreifen verwendet 

 worden (vgl. unten). 



Einige andere, weniger gebrauchliche 

 bezw. nur in speziellen Fallen anwendbare 

 oder gebotene Methoden zur Bestimmung 

 der Dispersion beliebiger Korper wollen wir 

 hier iibergehen. 



2d) Messung anomaler Disper- 

 sion. Prismenmethode. Metall- 

 reflexionsmethode. Diese sind natiirlich im 

 Prinzip dieselben wie die oben beschriebenen. 

 Da die Korper aber diejenigen Strahlen, 

 welche sie anomal dispergieren, zugleich stark 

 absorbieren, entstehen hier off enbar Messimgs- 

 schwierigkeiten, die durch Spezialanord- 

 nungen iiberwunden werden miissen. Die 

 Prismenmethode ist nicht ohne weiteres 

 anwendbar, da bei soldier Dicke der Sub- 

 stanz iiberhaupt kein Licht mehr hindurch- 

 gehen wiirde. 



Z. B. schwacht Fuchsin in 5 Zehntausendstel 

 Millimeter dicker Schicht. das Licht der E-linie 

 auf den zweimillionsten Teil. Diese Absorptions- 

 fahigkeit ist von derselben GrbBenordnung, wie 

 die der Metalle, die gleichfalls schon in sehr 

 diinner Schicht kein Licht irgendwelcher Wellen- 

 langc hindurchlassen, wahrend Fuchsin fiir rotes 

 und violettes Licht wenigstens einigermaBen 

 durchsichtig ist. Man sieht daraus wieder, daB 

 Metalle gegeniiber alien Lichtsorten dasselbe 

 optische Verhalten zeigen , wie die anomal 

 dispergierenden Korper gegeniiber gewissen 

 Lichtsorten, daher aucb der Name ,,inetallische 

 Absorption". Es sei aber zur Verhiitung von 

 MiBverstandnissan schon hier darauf hingewiesen, 

 daB das optische Verhalten der Metalle nicht 

 aus genau denselben theoretischen Annahmen 

 erklart werden kann, wie das der anomal dis- 

 pergierenden Korper innsrhalb des Absorptions- 

 gebietes, sondern daB noch prinzipielle Verschie- 

 denheiten bestehen. Wohl aber wrrd die Dis- 

 persion der Metalle nach denselben hier zu be- 

 schreibenden Methoden gemesseu. 



Entdeckt wurcle die anomale Dispersion 

 (Christiansen, Kundt) an wasserigen und 

 alkoholischen Losungen der Farbstoffe von 

 solcher Verdiinnung, daB wenigstens die 

 schwacher absorbierten Strahlen an den 

 ,,Randern des Absorptionsstreifens" noch 

 einigermaBen von der in ein glasernes Hohl- 

 prisma eingegossenen Losung oder von dem 

 in ein solches Hohlprisma eingeschlossenen 

 Jod d a m p f (L e R o u x) durchgelassen wttr- 

 den. Bei solcher Verdiinnung ist aber die 

 anomale Dispersion nur wenig ausgepragt; sie 

 auBert sich in einer schwachen Deformation 

 der im iibrigen glatt verlaufenden Dis- 

 persionskurve des Losungsmittels. Genauer 

 und durch den ganzen Absorptionsstreifen 

 hindurch konnte sie erst studiert werden, 

 als Kundt gelehrt hatte, sehr diinne Metall- 

 prismen von nur wenige Sekunden groBem 

 brechenden Winkel (elektrolytische keil- 

 fb'rmige Niederschliige auf Glas) herzustellen, 

 ein Verfahren, das von P f 1 ii g e r auf or- 



