Molekularlehre 



1027 



verteilen. Das Thermometer sitzt im Halse 

 des Rohres. Ein seitliches Rohr C tragt 

 einen kleinen, von innen betriebenen Einhan- 

 gekiihler B, und steht nach auBen mit der 

 Atmosphare in Verbindung, ein zweites An- 

 satzrohr D ist mit einem Stopfen E ver- 



Das aus chemisclien Griinden erwartete 

 Molargewicht ist in = 128; damit stinnnen 

 diese Zahlen, mit Ausnahme der ersten, be- 

 sonders stark durch Versuchsfehler beein- 

 fluBten, hinreichend gut u herein. 



4d) Siedepunktserhohung. Die ex- 

 perimentelle Scliwierigkeit genauer Messun- 

 gen von Dampfdrnckerniedrigungen hat 

 Beckmann (1888) dazu gefiihrt, an Stelle 

 des einei bestimmten Temperatur ent- 

 sprechenden Dampf drucks die einem bestimm- 

 ten Dampfdrucke entsprechende Temperatur 

 zu messen. Man konunt so zur Methode der 

 Siedepunktserhohung. Wie bei einem reinen 

 Stoffe jeder Temperatur ein bestimmter 

 Danipfdruck entspricht, so ist dies auch bei 

 Losungen der Fall; jede Losung siedet bei 

 bestinimteni Drucke unter einer ganz be- 

 stimmten Temperatur. (Ueber Sieden vgl. 

 die Artikel ,,Aggregatzustande" und 

 ,,Fliissigkeiten"). Das Sieden selbst bietet ! 

 praktische Vorteile, denn es bewirkt nicht nur 

 durch seine Riihrwirkung den Temperatur- 

 ausgleich verschiedener Teile der Fliissigkeit, 

 so daB der en mitt] ere Temperatur durch ein 

 hineingestecktes Thermometer sicher ange- 

 zeigt wird, sondern es beseitigt auch eine bei 

 der Dampfdruckmessung von Losungen sehr 

 gefahrliche Fehlerquelle, die darin besteht, 

 daB die Verdampfung nur von der Oberflache 

 der Losung aus erfolgt, so daB diese, wenn 

 man nicht riihrt, eine starke Konzentrations- 

 anderung erfahrt und der gemessene Danipf- 

 druck dann einer falschen Konzentration 

 entspricht. 



Ein bestimmter Druck bietet sich von 

 selbst dar, wenn man in einem offenen Ge- 

 faBe sieden liiBt. Denn der Atmospharen- 

 druck, der dann die Siedetemperatur be- 

 stimmt, pflegt in der zum Versuche notigen 

 Zeit nur wenig zu variieren. Natlirlich muB 

 die verdampfte Fliissigkeit wieder konden- 

 siert werden. Der von Beckmann angegebene 

 und von ihm und vielen Anderen im Laufe 

 der Zeit vielfach in seinen Teilen modifizierte 

 Apparat laBt sich wie folgt skizzieren. 



Das glaserne SiedegefaB A wird bis iiber 

 die Thermometerkugel mit dem reinen Lo- 

 sungsmittel von bekannter Menge gefiillt; 

 unten wird eine Schicht Granaten, Glasper- 

 len oder Platinstiicke (,,Tetraeder") eingelegt. 

 um den von hier aufstei.2:enden warmen 

 Fliissigkeitsstrom und die Dampt'blasen zu 



Fig. 3. 



schlossen. Umgeben ist das Ganze von einem 

 doppel.vandigen GefaB, dem Dampfmantel F, 

 in dem ebenfalls reines Losungsmittel siedet, 

 zum Zwecke, den schroffen Temperaturfall 

 vom Siederohr zur Zimmertemperatur zu 

 beseitigen, und das ebenfalls einen kleinen 

 Kiihler tragt. Bei niedrig siedenden Stoffen, 

 wie Aether, kann der Dampfmantel durch 

 einen einfachen ,,Luftmantel" ersetzt werden. 

 Man heizt mit einer passenden Flamme, bis 

 das Thermometer konstant steht, liest die 

 Temperatur ab und wirft dann durch D 

 eine bekannte Menge des zu untersuchenden 

 Stoffes ein. Das Thermometer steigt und 

 stellt sich nach kurzer Zeit wieder ein. Die 

 abgelesene Temperaturerhohung entspricht 

 der hergestellten Konzentration. Man kann 

 dann noch mehrmals Substanz einwerfen 

 und so fur verschiedene Konzentrationen die 

 Erhohung bestimmen. 



Diese Erh-'iliungen betragen, wenn man 

 iniGtiltigkeitsgebiete der unten mitzuteilenden 

 Formeln bleiben will, meist nur Bruchteile 

 eines Grades. Das hierfiir notige feine, in 

 0,02 oder 0,01 geteilte und die Ablesung 

 von Bruchteilen dieser Intervalle gestattende 

 Thermometer kann nicht fur alle beliebigeii 

 Losungsmittel dienen, wenn es vom Eispunkte 

 an graduiert ist. Um nicht viele Thermo- 

 meter mit verschiedenen Nullpunkten vor- 

 ratig halten zu mtissen, benutzt man eiu 

 ,,metastatisches" Thermometer, das eine 

 Verschiebung des Nullpunktes durch Aende- 

 rung der Quecksilberfiillung gestattet, wah- 



65* 



